

II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 21 



der Wellenlänge von ungefähr 0,5 (i[x im roten Ende und von 0,1 bis 

 0,2 jijx im kurzweiligen Ende, entsprechend der größeren Dispersion im 

 Violett. 



Bestimmung der Helligkeitsverteilung im Spektrum der Nernst- 

 lampe. 



Am vorteilhaftesten wäre es gewesen, die Strahlung des elektrisch 

 geglühten „schwarzen Körpers" nach Lummer-Kurlbaum ') direkt mit dem 

 Flickerphotometer zu untersuchen. Die Kollimatorlinse des Photometers 

 wurde jedoch nicht von der Strahlung des dem Verfasser zur Verfügung 

 stehenden „schwarzen Körpers" ausgefüllt. Diesem Mangel hätte man 

 durch Einschalten einer Blende abhelfen können. Hauptsächlich Sparsam- 

 keitsgründe — der „schwarze Korper" erfordert Stromstärken von 70 bis 

 80 Ampere und mehr — führten dazu, einen indirekten Weg einzu- 

 schlagen. 



Als Lichtquelle wurde eine 220 Volt-Nernstlampe gewählt, deren 

 Strahlung durch eine vorgeschaltete Mattscheibe diffus gemacht wurde. 

 Es wnrde also die Helligkeit der Mattscheibe untersucht. Absorptions- 

 messungen ergaben, daß die Wellenlängen von 460 p.u, bis 680 u.U. von 

 der Scheibe in demselben Verhältnis geschwächt wurden. 



Der Strahlgang von der Nernstlampe bis zur Mattscheibe verlief in 

 einem geschwärzten Hohlraum. Vor der Mattscheibe war eine kreisrunde 

 Blende von 2,5 cm Durchmesser angebracht. Von hier aus fielen die 

 Lichtstrahlen auf die beiden totalrefleküerenden Prismen. Die Entfernung 

 der Mattscheibe von diesen Prismen wurde so gewählt, daß die Kollima- 

 torlinse von beiden Spalten völlig und gleichmäßig beleuchtet wurde. Da 

 es nicht gelang, die Scheibe so einzustellen, daß beide Spalte genau 

 gleich viel Licht erhielten, so wurde die Helligkeitsverteilung sowohl bei 

 Rechts- als auch bei Linksstellung gemessen und aus beiden Werten das 

 Mittel genommen. 



Um die Strahlung der Nernstlampe möglichst konstant zu halten, 

 wurde diese nicht bei voller Belastung sondern bei 200 Volt gebrannt. 

 Da die Lampe an das städtische Leitungsnetz angeschlossen war und 

 dieses Spannlingsschwankungen von 5 Volt und mehr aufwies, so wurde 

 die Spannung an einem guten Voltmeter abgelesen und mittels eines Gleit- 

 widerstandes reguliert. Die jetzt noch auftretenden Änderungen der Strom- 

 stärke waren so gering, daß ein Einfluß auf die Strahlung der Lampe 

 nicht mehr nachgewiesen wurden konnte. 



!) O. Luinmer und F. Kurlbaum. Verb, d, phys. Ges. XVII, 9. 



