II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 43 



Die Abweichungen der optisch bestimmten Temperaturen von den 

 thermoelektrisch gemessenen Werten betragen 0,5 bis 1,9 °/ . Sie dürften 

 sich auf 1 % reduzieren lassen, wenn größere Helligkeiten zur Verfügung 

 stehen; denn im violetten Ende wurde die Genauigkeit der Einstellungen 

 nicht nur durch die Fluoreszenzerscheinungen im Auge, sondern auch durch 

 die geringe Helligkeit beeinträchtigt. Gerade während der Messungen, bei 

 denen der Fehler die Größe von 1,9% erreicht, brannte die Nernstlampe 

 bei 180 Volt, gab also wenig Licht. Die Einstellungen im kurzwelligen 

 Teile des Spektrums waren infolgedessen sehr ermüdend. Außerdem steht 

 zu vermuten, daß bei größerer Helligkeit die störenden Fluoreszenz- 

 erscheinungen nicht mehr so in den Vordergrund treten werden. 



Hätte der „schwarze Körper" direkt photometriert werden können, so 

 hätte man bei viel größeren Helligkeiten messen können, weil dann die 

 stark absorbierende Mattscheibe in Wegfall gekommen wäre. In der Praxis, 

 bei der Messung von Hochofentemperaturen, kann die strahlende Öffnung 

 groß genug gemacht werden, so daß genügende Helligkeit vorhanden ist. 

 Eine Bedingung für die Brauchbarkeit dieses Pyrometers ist, daß die Emp- 

 findlichkeit des Beobachters konstant ist. Um über diesen Punkt Aufschluß 

 zu erhalten, stellte der Verfasser Kontrollmessungen an, die sich über die 

 Zeitdauer der übrigen Messungen verteilten. Es wurden an verschiedenen 

 Tagen, und am selben Tage zu verschiedenen Zeiten, ein und dieselben 

 Messungen ausgeführt; es zeigte sich, daß die Empfindlichkeit sich mit der 

 Zeit nicht änderte. So ergab z. B. die Einstellung bei gleich breiten Spalten 

 auf gleiche Helligkeit folgende Resultate: 



am 1. 10. 09 568,0 u.U. G08,4 p.u, \ Rechts- 



« 2. 10. 09 567,0 u.|A 607,0 u.U. / Stellung 



= 3. 10. 09 569,7 u.U. 613,6 u.U. | Links- 



« 4. 10. 09 570,0 u.U. 614,0 u.U. \ Stellung 



Dabei dürfen natürlich nicht die Resultate für Rechtsstellung mit denen 

 für Linksstellung verglichen werden. 



Zusammenfassung der Resultate. 



1. Es wurde die Helligkeitsempfindlichkeit des Auges für Spektralfarben 

 unter Benützung der genau bekannten Intensitätsverteilung des elektrisch 

 geglühten „schwarzen Körpers" ermittelt. Die Anwendung des Flicker- 

 prinzips auf Spektralfarben, die bisher nicht möglich war, gestattete gegen- 

 über den bei früheren Untersuchungen angewandten Methoden eine große 

 Genauigkeit hei den Einstellungen. Dieser Teil der Arbeit ist im wesent- 

 lichen eine Wiederholung der norh nicht veröffentlichten Untersuchungen 

 von O. Stiller. Ferner wurde gezeigt, daß die erhaltene Kurve die Emp- 

 findlichkeitskurve der Zapfen darstellt, daß man bei der vorliegenden Ver- 

 suchsanordnung also von der Helligkeit unabhängig ist, d. h., daß das 

 Purkinjephänomen die Messungen nicht störend beeinflußt. Ebenso wurde 



