IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



Beutellsche Pumpe mit Luftpolster 1 ). 



Typ i 



mm 



Typ 2 



Typ 3 



Typ 3 

 ohne Trocknung 



10 Min 



0,0007 



0,0120 



0,0900 



0,1300 



15 = 



0,00015 



— 





— 



20 = 



0,00011 



0,00025 



0,0025 



0,0100 



25 = 



— 



— 



0,00055 



0,0065 



Quecksilber . . 



0,29 kg 



0,18 kg 



0,12 kg 



0,12 kg 



Die Pumpe zeichnet sich durch folgende Verbesserungen aus: 



1. Durch sehr schnelles Pumpen bis zum höchsten Vakuum. Das bei- 

 gegebene Kathodenrohr oder auch ein kleines Röntgenrohr wird 

 in 1 — 2 Minuten auf reines Kathodenlicht oder intensive Röntgen- 

 strahlen ausgepumpt. 



2. Durch die äußerst geringe Quecksilbermenge, welche in den drei 

 Typen nur je 8 — 20 ccm beträgt. 



3. Durcli ein Luftpolster, welches das Zerschlagen des Fallrohres 

 unmöglich macht. 



4. Durch handliche und übersichtliche Konstruktion. 



5. Sie braucht keinerlei Wartung oder Nachregulierung. 



6. Sie läßt sich durch einen Grill vom Stativ trennen. 



7. Das Quecksilber bleibt stets rein, da es mit Fett oder Schlauch 

 nicht in Berührung kommt. 



Die Anfertigung der Pumpen hat Franz Hugershoff, Leipzig, Carolinen- 

 straße 13, übernommen. 



Über ein neues akustisches Interferenzrohr 

 (mit Demonstration). 



Von 

 E. Waetzmann. 



M. H.! Der Versuch, den ich Ihnen heute vorführen möchte, dienl 

 zum objektiven Nachweis der Interferenz des Schalles. Ich bin auf den 

 Versuch gelegentlich der Ausarbeitung einer Methode zur Bestimmung der 

 llni rhärfe geführt worden. 



Eine bekannte Anordnung zum Nachweis der Interferenz des Schalles 

 ist die, daß ein Ton in einem Hauptrohr entlang geleilet wird, das mit 

 einer oder mehreren seitlichen Ansatzröhren versehen ist, die durch ver- 



i) Gemessen im mineralogischen Institut der Universität Breslau. 



