Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Auspumpen zu ersparen. Viel wichtiger für ständige Arbeiten ist es, daß 

 die Pumpe bequem und handlich ist, und daß sie auf jedem Arbeitstisch 

 untergebracht werden kann. Auf diesen Punkt habe ich daher in erster 

 Linie meine Aufmerksamkeit gerichtet. Die Gesamthöhe der beiden großen 

 Modelle (Fig. 1) beträgt 98 cm, die des kleinen (Fig. 2) nur 75 cm. Man 

 kann somit den oben angebrachten Hahn, welcher mit der Wasserleitung 

 verbunden ist, ganz bequem handhaben, wenn die Pumpe auf dem Arbeits- 

 tisch steht. Die Nebenapparate sowie auch der Schliff, an welchen der zu 

 vakuierende Rezipient angeschlossen wird, sind zur größeren Bequemlich- 

 keit jetzt weiter unten montiert, wie es die Figur 1 zeigt. Die an die Pumpe an- 

 geschlossenen Apparate befinden sich auf diese Weise nur 30 cm über der 

 Tischplatte und können ganz bequem mit einem Bunsenbrenner erhitzt werden. 

 Besonders betont muß noch werden, daß nur reines Quecksilber zum 

 Pumpen zu verwenden ist, da sich unreines sehr schnell oxydiert und im 

 hohen Vakuum versagt. Bei der sehr empfohlenen Reinigung des Queck- 

 silbers durch Destillation im Vakuum läßt man allgemein außer acht, daß 

 im luftleeren Raum nicht nur Fett und seine Zersetzungsprodukte, sondern 

 auch gelöste Metalle, wie Zink, Blei und andere, quantitativ mit übergehen. 

 Ich reinige das Quecksilber schon seit vielen Jahren nach folgender, sehr 

 einfacher Methode: Alles schmutzige Quecksilber wird in einer Flasche mit 

 etwas konzentrierter Schwefelsäure aufbewahrt. Hat sich eine genügende 

 Menge Quecksilber angesammelt, so wird es mit Wasser unter der Wasser- 

 leitung gewaschen und dann mit starker Natronlauge gekocht. Nach aber- 

 maligem Waschen mit Wasser wird das Quecksilber mit Fließpapier getrocknet 

 und dann noch heiß durcli ein Filter mit abgeschnittener Spitze gegossen. 

 Es bleibt vollständig blank und dient für Pumpen, Manometer und alle 

 sonstigen Anwendungen. Zahlenmäßige Daten über Höhe des Vakuums, 

 Schnelligkeit und die zum Betrieb erforderlichen Quecksilbermengen meiner 

 Pumpen im Vergleich mit einigen der gebräuchlichsten Konstruktionen 

 geben die folgenden Tabellen. Die Messungen beziehen sich sämtlich auf 

 einen Rezipienten von 500 ccm. 





Original 

 W. A. Kahl- 

 baum 1 ) 



Kahlbaum 

 nach Angaben 

 im phys. Inst. 



Breslau 2 ) 



Töpler 2 ) 



Stuhlsche 

 Spiralpumpe 3 ) 





mm 



mm 



mm 



mm 



10 Min 







0,0260 



0,0440 



2,50 



15 = 



0,00015 



0,0020 



0,0020 



1,75 



20 = 



— 



0,0006 



0,0019 



0,75 



25 ? 



— 



— 



— 



0,44 



Quecksilber . . 



10 kg 



— 



11,8 kg 



0,55 kg 



i) Ann. Ph 



ja. 1901. Bd 



. 6, S. 591. 2) Ge 



messen im ph 



ysik. Inst, der Uni- 



versität Breslau. 9) Gemessen im mineralog. Inst, der Universität Breslau. 



