II. Abteilung. Naturwissenschaft liehe Sektion. 



einem Griff vom Stativ getrennt worden. (Die Befestigung ist in der Ab- 

 bildung nicht richtig wiedergegeben.) Die Reinigung geschieht am zweck- 

 mäßigsten mit heißem Königswasser und darauf folgendem Nachspülen mit 

 reinem Wasser. Salpetersäure allein ist nicht zu empfehlen, da das Queck- 

 silbernitrat mit Wasser einen weißen Beschlag gibt. Die eingeschliffene 

 Spitze, aus welcher das Quecksilber ausfließt, wird vorher herausgenommen 

 und am besten durch vorsichtiges Erhitzen über dem Gasbrenner gereinigt. 

 Die Menge des Quecksilbers, welches aus der Spitze ausfließt, ist bei meinen 

 Pumpen viel geringer als bei der Kahlbaumschen. 



AVährend Kahlbaum pro Minute 1000 cem Quecksilber durch das Fall- 

 rohr treibt, verbraucht meine Doppelpumpe (Fig. 1) nur 60 cem und die 

 einfache (Fig. 2) nur 40 cem. Eine Steigerung der zirkulierenden Queek- 

 silbernienge ist bei meinen Pumpen von keinem Nutzen. 



Die pro Minute passierende Menge hängt übrigens nicht nur von der 

 Weite der Spitze ab, sondern auch von dem für die Wasserstrahlpumpe 

 zur Verfügung stehenden Druck. Ist der Wasserdruck nur gering, so ist 

 der auf dem Quecksilber lastende Luttdruck grüßer als bei starkem Wasser- 

 druck. Die Folge davon ist, daß mehr Quecksilber aus der Spitze aus- 

 fließt. Bei sehr schlechtem Wasserdruck kann es daher vorkommen, daß 

 die Wasserstrahlpumpe für die geforderte Arbeitsleistung zu schwach ist, 

 was man daran sieht, daß das Quecksilberniveau im Fallrohr bis über das 

 seitliche Röhrchen steigt. Die Pumpe würde zwar auch unter diesen Um- 

 ständen weiter arbeiten, doch wäre das Luftpolster ausgeschaltet, und das 

 Fallrohr könnte zerschlagen werden. Es empfiehlt sich daher, wenn für 

 die Wasserstrahlpumpe nur ungenügender Wasserdruck vorhanden ist, die 

 Spitze, aus der das Quecksilber ausfließt, durch vorsichtiges Erwärmen in 

 einer kleinen Gasflamme etwas enger zu machen. Auch unter sehr ungünstigen 

 Wasserverhältnissen arbeiten die Pumpen dann ohne jede Schwierigkeit. 



Die Schnelligkeit des Purapens hat durch die angeführten Verbesse- 

 rungen ganz außerordentlich zugenommen. Die Doppelpumpe (Fig. 1) gibt 

 in der gleichen Zeit ein 1 1000 mal so hohes Vakuum als mein erstes Modell 

 aus Santiago-Chile. 



Von den Quecksilberpumpen ohne Motorbelrieb ist die Original-Kahl- 

 baumpumpe die einzigste, welche der meinen an Arbeitsleistung gleich- 

 kommt. Die übrigen Systeme bleiben hinter meiner verkürzten Pumpe 

 beträchtlich zurück. Intensive Kathodenstrahlen gibt das beigegebeue Rohr 

 bei Typ 1 (Fig. 1) bereits nach 1 Minute, bei Typ 2 nach l'o und bei 

 Typ 3 (Fig. 2) nach 2 Minuten. 



Die Motorpumpen, wie die Gädesche, arbeiten naturgemäß noch 

 schneller. Bedenkt man, welche Unsummen von Vorbereitungen bei 

 wissenschaftlichen Untersuchungen meistenteils erforderlich sind, bevor 

 man zu dem eigentlichen Auspumpen gelangt, so ist nicht recht ver- 

 ständlich, weshalb man so großen Wert darauf legt, einige Minuten beim 



