Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Apparate verbunden werden, unter das knieförmige Rohr verlegt worden 

 ist. Es war dies notwendig, da das knieförmige Rohr mit Quecksilber 

 gefüllt bleibt, wodurch die Verbindung zwischen Fallrohr und Rezipient 

 aufgehoben wird. 



Die Arbeitsweise der Pumpe ist die gleiche geblieben. Nachdem der 

 Schliff entfernt worden ist, wird die nötige Quecksilbermenge in das unten 

 rechts befindliche, kleine Gefäß (Fig. 1 und 2) gegossen und dann der 

 Schliff aufgesetzt. Der untere Hahn wird geschlossen, während der obere, 

 doppelt durchbohrte, mit der Wasserstrahlpumpe in Verbindung gesetzt 

 wird. Beim ersten Anpumpen bleibt ein Teil des Quecksilbers im 

 untersten Gefäß, und es ist daher nötig, durch Lüften des Schliffes den 

 Rest des Quecksilbers in die Pumpe treten zu lassen; man läßt nur soviel 

 zurück, daß der Schliff abgedichtet bleibt. Wenn das Manometer nicht 

 mehr sinkt, wird der untere Hahn um 180 ° gedreht, und von nun an 

 arbeitet die Pumpe automatisch weiter. Die zum Heben des Quecksilbers 

 nötige Luft tritt durch den voll geöffneten, unteren Hahn ein und ist 

 durch einen, im Schliff angebrachten Asbestpfropf reguliert. Die Spitze, 

 aus welcher der Quecksilberstrahl austritt, ist eingeschliffen und kann 

 jederzeit aus der Pumpe entfernt werden. Selbst bei wochenlangem, un- 

 unterbrochenem Betrieb bedarf die Pumpe keiner Nachregulierung. 



Um sie außer Betrieb zu setzen, wird zunächst der untere und dann 

 der obere Hahn um 180° gedreht. Pumpe und Rezipient füllen sich dann 

 langsam und gefahrlos mit Luft, da ihr Eintritt durch einen im Hahnrohr 

 angebrachten Asbestpfropfen ein für allemal geregelt bleibt. 



Auf Wunsch wird die Pumpe mit einem Hahn geliefert, welcher ge- 

 stattet, den Rezipienten einschließlich des Trockenapparats, des Mano- 

 meters und des Kathodenrohres gegen die Pumpe abzusperren. Ein 

 Kathodenrohr wird jeder Pumpe zur beständigen Kontrolle des Vakuums 

 beigegeben. 



Das Eigenvolumen der Pumpe ist so gering bemessen, daß sie sich 

 bei abgesperrtem Rezipienten in außerordentlich kurzer Zeit auf Kathoden- 

 vakuum leer pumpt. Die Doppelpumpe (Fig. 1) braucht hierzu nur 15 Se- 

 kunden, und die kleinste einfache (Fig. 2) nur 1 Minute. Aus diesem 

 Grunde ist auf eine automatische Absperrung des Rezipienten mittelst 

 Quecksilbers verzichtet worden, zumal da dieselbe nur mit einer beträcht- 

 lichen Vermehrung des Quecksilbers zu erreichen ist. Die an die Pumpe 

 angeschmolzenen Schliffe haben sämtlich Quecksilberdichtung und sind 

 daher ohne Fettung zu verwenden. Das zirkulierende Quecksilber kommt 

 weder mit Fett noch mit Schlauch in Berührung und bleibt stets voll- 

 kommen rein. Erst nach tagelangem Arbeilen bemerkt man im Steigrohr 

 einen gelblich grauen Beschlag von gelbem Quecksilberoxyd, vermischt mit 

 metallischem Quecksilber, doch bleibt das zirkulierende Quecksilber trotz- 

 dem vollkommen rein und blank. Zum Reinigen kann die Pumpe mit 



