II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



Arbeitsleistung der Pumpe vermehrt wurde. Jedoch ist die stärkere Ladung 

 andrerseits schädlich, weil sie als Bremsvorrichtung wirkt und daher die 

 Geschwindigkeit der Tropfen verringert. 



Die Leistung der Pumpe hängt hiernach von der zweckmäßigen Ab- 

 messung des Quecksilberstrahles sowie von der Länge und Weite des knie- 

 förmigen Rohres und des Fallrohres ab. 



Unter den neuen Versuchsbedingungen konnte ein viel kräftigerer 

 Quecksilberstrahl in Anwendung kommen, so daß sich die Tropfen in sehr 

 kurzen Intervallen folgten. Die Gefahr, daß Luft von dem Luftpolster, aus 

 in das Vakuum gelangte, war hierdurch behoben; es konnte nunmehr ein 

 gerades Fallrohr an Stelle des hin und hergebogenen verwendet werden. 

 Trotzdem in den neuen Modellen sowohl die Masse der Quecksilbertropfen 

 als auch die Geschwindigkeit derselben eine beträchtliche Steigerung er- 

 fahren hat, ist das Fallrohr nie zerschlagen worden. Das Luftpolster hat 

 sich also von neuem voll bewährt. 



H 



Fig. I. Fig. 2. 



Eine andere, weniger in die Augen fallende Änderung der Pumpe 

 besteht darin, daß das seitliche Rohr, mit welchem die zu evakuierenden 



1* 



