2 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



bereits in meiner ersten Konstruktion 3 ), allerdings nur bei Anwendung 

 eines sehr schwachen Quecksilberstrahles. Hierdurch wurde ich leider 

 gezwungen, meine Versuchsbedingungen einer sehr langsamen Tropfenfolge 

 anzupassen, und hierin allein liegt der Grund der unbefriedigenden Ar- 

 beitsleistung. Schon damals hatte ich den Quecksilberstrahl nicht zentral 

 in das Fallrohr eintreten lassen, vielmehr fiel derselbe zunächst in ein 

 etwa 1 cm weites, unten zugeschmolzenes Rohr. An dieses war das Fall- 

 rohr seitlich angesetzt und kurz nach unten gebogen. Abgesehen von den 

 Dimensionen war also die Anordnung ganz dieselbe wie bei den neuen 

 Modellen Fig. 1 und 2. Etwa in halber Höhe des Fallrohrs befand sich 

 ein seitliches, mit einem Kork verschlossenes Röhrchen, welches den Zweck 

 hatte, stets etwas Luft einzulassen und so ein Luftpolster zu schaffen. 

 Hierdurch werden sowohl die starken Schläge des Quecksilbers, sowie 

 auch die kräftigen Funkenentladungen verhindert, weil solche nur im 

 höchsten Vakuum auftreten können. Da jedoch die Tropfenfolge, wie oben 

 bemerkt, eine sehr langsame war, so trat bei geradem Fallrohr Luft aus 

 dem Lüftungsröhrchen ins Vakuum. Diesen Mißstand konnte ich nur da- 

 durch heben, daß ich die Fallgeschwindigkeit der Tropfen verringerte, weil 

 dann der erste Tropfen das Lüftungsröhrchen nicht passieren konnte, ehe 

 der zweite das Fallrohr nach oben abgeschlossen hatte. Aus diesem 

 Grunde war in meiner ersten Konstruktion das Fallrohr über dem Lüftungs- 

 röhrchen zickzackfönnig hin und hergebogen. Ich hatte mich also dazu 

 entschließen müssen, die Fallgeschwindigkeit der Tropfen und somit auch 

 die Arbeitsleistung der Pumpe zu verringern. Nur durch dieses Opfer 

 konnte ich ein hohes Vakuum erreichen. Erst nach sehr zeitraubenden 

 Untersuchungen ist es mir gelungen, diese Zwickmühle zu vermeiden. 



Die oft ganz widersprechenden Resultate, die ich bezüglich der 

 Schnelligkeit des Pumpens — und zwar unter scheinbar ganz gleichen 

 Versuchsbedingungen — erhielt, brachten mich auf die Idee, ob nicht die 

 elektrische Ladung der Quecksilbertropfen dabei eine Rolle spielte. Da 

 bei meinen Versuchen der Quecksilberstrahl gegen die Glaswand gerichtet 

 war und dann zickzackförmig hin und her reflektiert wurde, so konnte in 

 der Tat die Reibung durch unkontrollierbare Zufälligkeiten sehr stark 

 variieren. Konstante Resultate erhielt ich sofort, als ich den Quecksilber- 

 strahl in ein enges, knieförmiges Rohr leitete, welches er ganz ausfüllte- 

 Die Reibung zwischen Glas und Quecksilber und somit auch die elektrische 

 Ladung der Quecksilbertropfen, konnte nunmehr nach Belieben geändert 

 werden, da sie (bei gleichbleibendem Quecksilberstrahl) nur von der Länge 

 und Weite des knieförmigen Rohres abhing. 



Es stellte sich heraus, daß bei stärker geladenen Quecksilbertropfen 

 weitere Fallröhren verwendet werden konnten, wodurch naturgemäß die 



8 ) Verhandlungen des deutsch, wissenschaftl. Vereins in Santiago-Chile 1905. 

 Bd. 5. 



