70 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



«2 



— 1 N 2 X 2 





n l 



- 1 " N, X, 







Nj ±o 



X 2 





N, 



*1 



1 = 



= (14=S/^)^^; 



L — 



(II) n 2 - 1 = (1 ± S/N t ) ^ (n, — 1) 



Die Dispersion der Gase wird, wie leicht nachzuweisen ist, durch 

 so kleine Verunreinigungen, wie sie hier vorkommen, nicht meßbar beein- 

 flusst, weswegen die bei der absolut gemessenen Linie experimentell be- 

 stimmte Korrektur in derselben Größe auch an den daraus berechneten 

 Werten für andere X angebracht werden konnte. 



Zur näheren Charakterisierung des Apparates und des Aufbaues ist 

 folgendes zu bemerken. 



Als Lichtquelle diente eine selbstregulierende Bogenlampe B (siehe 

 Figur Seite 27) mit horizontaler Dochtkohle. Das Lichtbündel wurde 

 durch die Linse L : parallel gemacht und fiel dann nach Passieren eines 

 Troges T mit Wasser und eines horizontalen Diaphragmas D auf den 

 Spiegel S, des Interferentialrefraktors. Dort wurde es durch Reflexion 

 an der vorderen und hinteren Fläche in zwei Strahlen zerlegt, die in etwa 

 2 cm Abstand die Versuchsröhren Rj und R 2 passierten. Diese Röhren 

 waren des besseren Temperaturausgleichs wegen aus Messing gefertigt 

 und fest miteinander verbunden; als Verschluß diente an jedem Ende 

 eine gut planparallele Glasplatte, die mit Siegellack aufgekittet war. Die 

 Länge der Röhren betrug 973,2 mm. Sie wurden mit den aufgekitteten 

 Glasplatten zusammen durch Auflegen auf ein Normalmeter gemessen und 

 dann die vorher gemessene Dicke der Platten in Abzug gebracht. 



Nach der Wiedervereinigung am Spiegel S 2 , der anfänglich parallel 

 zu S x justiert war, wurde das Licht durch die Linse L 2 auf den Spalt 

 eines Zeissschen Monochromators konzentriert und darin zu einem 

 Spektrum ausgezogen. Wurde der Spiegel S 2 ein wenig gegen S, geneigt, 

 dann traten in dem Spektrum Interferenzstreifen auf, die durch ent- 

 sprechende Regulierung an S 2 in vertikale Lage gebracht wurden. 



Um die Stelle im Spektrum, an welcher die Streifenverschiebung ge- 

 messen werden sollte, genau festzulegen, wurde mit Hilfe eines kleinen 

 totalreflektierenden Prismas P, welches vor den Spalt des Monochromators 

 aufgekittet war, unmittelbar unter den Interferenzstreifen das Spektrum 

 einer Heliumröhre entworfen und zu jeder Messung das Fadenkreuz 

 auf eine der sechs hellen Linien eingestellt. Ihre Wellenlängen betrugen 

 nach Runge und Paschen 1 ): 



X rot =6678,37 A.E. 



Xgeib = 5875,870 „ 



Vünn =5015,732 „ 



') Kayser, Spektroskopie 2. 



