II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 7 i 



Van in =4922,096 „ 



Vllblan =4713,252 „ 

 ^•dunkelblau = 4471,646 ,, 



Die beiden Rohre R, und R 2 waren mit der Luftpumpe und einem 

 Geißlerrohr G (siehe Figur) verbunden, welches als Vakuummeter diente. 

 Als Luftpumpe wurde eine Quecksilberpumpe nach dem Sprengeischen 

 Prinzip in Verbindung mit Wasserstr.ihlluftpumpe benutzt, in einer Aus- 

 führung, wie sie sieh im hiesigen Institute gut bewährt hat. Sie pumpte 

 das große Volumen von mehreren Litern in verhältnismäßig kurzer Zeit 

 auf ein solches Vakuum aus, daß in dem erwähnten Geißlerrohr keine 

 Entladungen mehr zu sehen waren. 



Das Versuchsrohr war außerdem mit einem Manometer M und einem 

 Phosphorpentoxydgefäß verbunden. Das Verbindungsrohr teilte sich dann 

 in zwei Zweige, die zu den übrigen Teilen des Apparates führten und je 

 einen Hahn enthielten. Von diesen diente C ä zum Einströmen, Cj zum 

 Ausströmen des Gases. Vor bezw. hinter ihnen waren sehr enge Kapillaren 

 angebracht, um das Ein- und Ausströmen auf mäßige Geschwindigkeit zu 

 regulieren. In den mit dem Rohr R i zusammenhängenden Teilen waren 

 enge Höhren sorgfältig vermieden, um eine Verzögerung des Druck- 

 ausgleichs zu verhindern. Parallel zum Hahn C 2 lag noch ein Hahn C 3 , 

 der zum Evakuieren des hinter C 2 liegenden Raumes diente, da durch die 

 Kapillaren ein Evakuieren mit großem Zeitverlust verbunden gewesen wäre. 

 Die Teile des Apparates waren alle fest Verblasen mit Ausnahme der 

 Verbindungen der beiden Messingröhren mit der Gaszufuhr und der 

 Pumpe. An diesen Stellen waren die Glasröhren in angesetzte Messing- 

 rühren mit Siegellack eingekittet. Gummiverbindungen kamen überhaupt 

 nicht vor. Der Apparat hielt so dicht, daß selbst nach mehrtägigem 

 Stehen keine Verschlechterung des Vakuums zu erkennen war. Gleichwohl 

 ging während fast aller Versuche sicherheitshalber dauernd die Luftpumpe, 

 um das Vergleichsrohr auf Vakuum zu erhalten. 



Das .Manometer bestand aus einem 22 mm weiten mit Quecksilber 

 gefüllten U-Rohr. Das Rohr war so weit gewählt worden, um den Ein- 

 tluss des Festhängens des Hg am Glase zu vermeiden und immer einen 

 gut erkennbaren Meniskus zu Italien. Die Ablesung erfolgte mittels eines 

 Kathetometers auf l j., mm. Die Änderung des äußeren Barometerstandes 

 während einer Messung kam nicht in Betracht, da sie, wie nachgewiesen 

 wurde, innerhalb der Fehlergrenzen lag. Zur Kontrollierung der Tempera- 

 tur befand sich ein Thermometer am Manometer (Teilung in (!rade, '/io K e " 

 schätzt) und je eines an jedem Rohrende (Teilung '/ 10 °, '^q,, geschätzt). 



Von den beiden letzterwähnten Thermometern war das eine, Thermo- 

 meter I, von der Physikalisch Technischen Ueiehsanstall geprüft worden 

 und hatte in dem in Frage kommenden Hereich eine Korrektion von 

 — 0,08°. Mit ihm wurde das andre, Thermometer II. an Hrl und Stelle 

 verglichen. Es hatte gegen I eine Korrektion von -f-0,08°, so daß es 



