72 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



zur Berechnung keiner Korrektion bedurfte. Die Thermometer wurden 

 mittels eines Fernrohrs abgelesen. 



Um die Röhren, in deren eine das Gas geleitet wurde, vor Temperatur- 

 schwankungen zu sichern, waren sie dicht in Watte gepackt und dann in 

 Stanniol eingehüllt, so daß die Einflüsse konvektiver wie strahlender Wärme 

 während einer Messung so gut wie ausgeschaltet waren. Die beiden 

 Thermometer waren mit ihren unteren Enden direkt mit den Röhren in 

 Berührung und mit diesen zusammen verpackt. 



Das Rohr R 2 wurde zunächst mit dem ganzen Apparat evakuiert, 

 dann aber vor Beginn der Messungen bis zu einem Druck von etwa 

 40 cm Quecksilber mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt. Zur Messung 

 wurde durch den Hahn C 2 Gas hinzugelassen, und zwar in Etappen, 

 während deren etwa 25 bezw. 50 Interferenzstreifen am Fadenkreuz 

 vorüberwanderten. Nach Schließen des Hahnes kamen die Streifen in der 

 Regel schnell zur Ruhe. Manchmal trat noch eine kleine langsame Ver- 

 schiebung ein, die zunächst auf Temperaturausgleich geschoben wurde. 

 Deshalb wurde die genaue Streifenzahl immer erst nach Ablesung des 

 Manometers und der Thermometer abgelesen. Nach Fertigstellung der 

 Messungen an Luft und Kohlensäure wurde dagegen festgestellt, daß die 

 nachträgliche Verschiebung wahrscheinlich von der Erwärmung des ersten 

 Spiegels herrührte. Es ließ sich in der Tat nachweisen, daß alle Messungen, 

 die bald nach dem Anzünden der Bogenlampe begonnen worden waren, 

 unter diesem Mangel zu leiden hatten. Es wurde auf diese Weise eine 

 zu hohe oder zu niedrige Streifenzahl abgelesen, je nachdem die Streifen, 

 wie es beim Ausströmen des Gases der Fall war, nach links, oder, beim 

 Einströmen, nach rechts wanderten. Die zugehörigen Messungsresultate 

 fielen in der Tat über alle Fehlergrenzen aus den anderen Messungen 

 heraus, ihr Mittelwert stimmte aber gut mit ihnen überein. Es ist ja 

 auch plausibel, daß der Fehler nach den beiden Seiten zu bis auf Größen 

 höherer Ordnung gleich sein muß. Daher wurde kein Bedenken getragen, 

 diese ,, Doppelmessungen" mit ihrem Mittelwert zum Endresultat heran- 

 zuziehen, da zumal bei C0 2 eine neue Darstellung des Gases zu neuen 

 Messungen mit großem Zeitverlust verbunden gewesen wäre. Bei CO 

 jedoch wurde dieser Fehler vermieden, indem einmal dafür gesorgt wurde, 

 daß die Lampe vor Beginn der Messung schon längere Zeit brannte, 

 andererseits die genaue Streifenzahl sofort nach dem Schließen des Hahnes 

 abgelesen und öfters bei einer Messung zwischen Ein- und Ausströmen 

 gewechselt wurde. In der Tat verliefen diese Messungen viel regel- 

 mäßiger und glatter. 



Die Zahl der Streifen konnte auf Yio lm d nach längerer Übung auf 

 Y 20 genau abgelesen werden. Diese Genauigkeit wurde besonders dadurch 

 erreicht, daß die Streifen möglichst an der Grenze zwischen dem hellen 

 und dem dunklen Teil zur Ruhe gebracht wurden. 



