I. Abteilung. Medizinische Sektion. 21 



doch fällt hier die Anwendung eines Induktors zur Erzeugung 

 hochgespannter Ströme fort. Der Apparat, welcher den Schwingungs- 

 kreis enthält, kann direkt an das Leitungsnetz eines Elektrizitäts- 

 werkes angeschlossen werden. An Stelle der sonst üblichen Ent- 

 ladungsfunken wird hier ein Lichtbogen mit grosser Fläche und 

 sehr geringer Länge verwandt. Es gelingt mit einer solchen Anwen- 

 dung ungedämpfte Hochfrequenzströme zu erhalten, welche zwar 

 eine verhältnissmässig geringe Spannung, dagegen aber eine unge- 

 mein hohe Frequenz (Polwechselzahl) und grössere Intensität be- 

 sitzen. Es wird Sie interessieren, dass dieselbe Art von elek- 

 trischen Strömen bei der drahtlosen Telegraphie Verwendung 

 findet. 



Nun, meine Herren, diese technisch-theoretischen Erörterungen 

 werden Ihnen sinnfälliger werden, weon ich Ihnen die einzelnen 

 Bestandteile, die zur Erzeugung dieser ungedämpften Schwingungen 

 dienen, am Apparat selber vor Augen führe. Das Instrumen- 

 tarium ist in überaus einfacher Weise auf einem kleinen, auf 

 Rollen fahrbaren Tischchen montiert. 



Wenn der Preis des Apparates trotz seiner scheinbaren Einfach- 

 heit ein relativ hoher ist, so erklärt sich das daraus, dass die Teile 

 des Ganzen Präzisionswerke sind, für die an die Patentinhaber höbe 

 Licenzen gezahlt werden müssen. 



Der elektrische Strom wird der Stadtleitung entnommen; 

 ein einfacher Stechkontakt stellt die Verbindung her. Es ist 

 zweckmässig, die Leitung mit 10 Ampere zu sichern und ge- 

 sondert an das Netz anzuschliessen, da sonst die Sicherung leicht 

 durchbrennt. Ausser dem Motor und den Kondensatoren, die 

 sich auf dem unteren Fache des Tischchens befinden, sehen Sie 

 hier oben eine sinnreich konstruierte Funkeustrecke. Die Funken 

 weiden nicht zwischen zwei Spitzen zur Entladung gebracht, sondern 

 zwei Kupfei platten von grosser Dicke liegen, getrennt durch 

 ein kreisförmiges weisses besonders präpariertes Papier, mit 

 breiter Fläche aufeinander, und nur die mit dem Gebrauch ein- 

 tretende zerfressene Beschaffenheit der Papierscheiben gibt Zeug- 

 nis davon, dass hier stille Funkenentladungen .stattfinden. 1 ) Ganz 

 unten befinden sich dann noch zwei besonders abgestimmte Glüh- 

 lampen, die zur Prüfung des Wiederstandes in den Stromkreis 

 eingeschaltet sind. Diese Metallfadenlampen müssen von demjenigen 

 der den Apparat bedient, beobachtet werden. Brennen sie zu 

 hell, so ist der Widerstand herabgesetzt, was im besonderen der 

 Fall ist, wenn das zwischen den Kupferplatten befindliche kreis- 

 förmige Papier bis zur Peripherie zerstört ist. Der Strom wird 

 unipolar abgenommen; einer bipolaren Anwendung steht indes 

 nichts im Wege sind; ich habe mich dieser Anordnung nie be- 

 dient, kann mir auch keine Vorteile davon versprechen. Ein 

 genügend langes Kabel wird in Kontakt gebracht mit einem 

 (ilasstäbchen, das in einer l'latinöse, die nadelartig aufge- 

 bogen ist, endigt. Es kommt darauf an, dass die Nadel, in der 



1) Neuerdings wird der Apparat mit einer noch weiter Terbi 

 Funkenstrecke geliefert 



