64 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Kultur. 



Luft der Aetherdampf den lediglich von der Temperatur ab- 

 hängigen Sättigungsdruck erreicht, den er nicht übersteigen kann. 



Die experimentellen Untersuchungen zeigen nun, dass diese 

 niederen Temperaturen von der durch den Mull der Narkosen- 

 maske hindurcbtretenden Luft annähernd erreicht werden können. 

 Sie beweisen damit, dass' bei der Aethertropfnarkose der Gehalt 

 der Inspirationsluft an Aetherdampf nicht über ein gewisses, 

 ziemlich niedriges Maass steigen kann, dass also durch die Ab- 

 kühlung der Inspirationsluft eine Selbstregulierung ihres Aether- 

 gehaltes stattfindet. 



Diese Abkühlung kann durch die warme Exspirationsluft nicht 

 gestört werden, da deren Wärme im wesentlichen zum Verdampfen 

 von Aether, nicht zum Erwärmen der Maske benutzt wird, und 

 da der von ihr produzierte Aetherdampf der weiteren Narkose 

 verloren geht. 



Die Selbstregulierung des Aethergehaltes der Inspirationsluft 

 liefert eine ausreichende Erklärung für die erfahrungsgemäss fest- 

 gestellte Ungefährlichkeit der Aethertropfnarkose selbst bei Aus- 

 führung durch unerfahrene Narkotiseure. 



Sie wird erkauft durch eine beträchtliche Abkühlung der In- 

 spirationsluft, und es fragt sich, ob durch diese nicht andere 

 Schädigungen des Patienten entstehen können. Dass lediglich die 

 blosse Aethernarkose imstande ist, Schädigungen der Atmungs- 

 organe zu bewirken, ist durch zahlreiche Tierversuche erwiesen. 

 Welche Rolle die Abkühlung der Inspirationsluft spielen kann, 

 ist fraglich. Sicher ist, dass durch Kältegrade, wie sie bei der 

 Aethertropfnarkose auftreten, bei einer Anzahl von Menschen Ver- 

 mehrung der Secretion in den oberen Luftwegen hervorgerufen 

 wird. Ferner ist nachgewiesen, dass Narkotisierte gegen Abkühlung 

 besonders empfindlich sind. 



Es ist daher berechtigt, die Abkühlung der Inspirationsluft 

 bei der Aethertropfnarkose zu verhindern, wenn dies ohne Schaden, 

 vor allem ohne Störung der Selbstregulierung geschehen kann. 

 Dies ist nun in überaus einfacher Weise möglich. 



Wie oben schon erwähnt, wird bei der Aethertropfnarkose die 

 warme, mit Wasserdampf gesättigte Exspirationsluft im wesent- 

 lichen dazu benutzt, zwecklos Aetherdampf zu erzeugen. Wenn 

 man nun zwischen Gesicht des Patienten und dem Mull der 

 Narkosemaske eine Anzahl Drahtsiebe bringt, so gelingt es, die 

 Wärme der Exspirationsluft zum Teil festzuhalten und der In- 

 spirationsluft mitzuteilen. Die Selbstregulierung des Aethergehaltes 

 wird dadurch in keiner Weise gestört, da ja die vorher stark ab- 

 gekühlte Luft erst dann erwärmt wird, wenn sie den ätherhaltigen 

 Mull passiert hat, also eine weitere Aetheraufnahme nicht mehr 

 möglich ist. Das Durchtropfen von Aether durch den Mull in die 

 Siebe findet niemals statt, selbst nicht bei stärkstem Aethergebrauch. 



Einen schematischen Querschnitt einer nach diesem Prinzip 

 konstruierten Narkosemaske 1 ) zeigt Figur 3. 



1) Hergestellt von der Instrumentenfabrik Louis und H. Loewenstein- 

 Berlin. 



