I. Abteilung. Medizinische Sektion. 65 



Figur 3. 



'a I <* 



aa ist der untere Rand der Maske, der wie bei der Sudek- 

 scben Maske exakt nach der Gesichtsform des Patienten gekrümmt 

 ist. b ist eine flache, nach Art eines Simses umlaufende Rinne, 

 auf der 7 Siebe aus vergoldetem Kupferdraht aufliegen. Das 

 oberste Sieb besitzt einen in die Rinne passenden verbreiterten 

 Fuss. lieber das äusserste Sieb wird die achtfache, engmaschige 

 Mull Inge c gebreitet. Das Ganze wird durch den Bügel d zusammen- 

 gehalten. Die Maske hat, fertig armiert, annähernd die Grösse 

 und Gestalt der Schimmelbuschmaske. Sie ist einfach gebaut, 

 leicht zu reinigen und auskochbar. Die Atmung durch sie ist 

 absolut ungehindert. Das sich notwendigerweise zwischen den 

 Sieben und in ihren Maseben ansammelnde Eondenswasser haltet 

 dort so fest, dass ein Herabtropfen ausgeschlossen ist. Die Maske 

 wird in genau derselben Weise benutzt, wie die Schi m mel busch - 

 sehe; ihre Anwendung soll infolge ihrer grösseren Stabilität etwas 

 bequemer sein. 



Mit dieser Maske wurden nun mit Hilfe desselben Apparates 

 wie ber der Schimmelbuschmaske Untersuchungen über die Tempe- 

 ratur der durch sie bei der Narkose eingeatmeten Luft angestellt. 

 Dabei fand sich, dass 



1. trotz starken Aethergebrauchs sich die Inspirationsluft bei 

 -f- -2° Zimmertemperatur nicht unter -(- 17,3° abkühlte, 

 also nicht nennenswert; 



2. dass nach Herausnahme der inneren Siebe eine starke 

 Abkühlung eintritt, bei -j- 23 ° Zimmertemperatur bis auf 

 -\- 2,5°; die Siebe sind es also, die die Abkühlung ver- 

 hüten; 



:'.. da'is die Teiiiperaturscluvankungen nur halb so gross sind, 



wie bei der Schimmelboschmaske und nur langsam eintreten. 



Die Siebmaske stellt also einen automatisch den Aetber- 



gehalt und die Temperatur der Inspirationsluft regulierenden 



Apparat dar. 



1 li, i. vatcrl. Kultur. 1910. II. 



