Rubel, Wasserleitungsbahn und Transpiration bei Helianthus annuus L. 53 



Herausnehmen von Papierchen die austrocknende Wirkung des- 

 selben viel zu gering ist. Vielfach wird das Papierfetzchen direkt 

 vor dem Gebrauch über einer Spiritus- oder Azetylenlampe ge- 

 trocknet. Da ich aber die Versuche an den Pflanzen im Freien 

 vornehmen wollte, sollte eine gegen Wind geschützte Flamme 

 verwendet werden. Eine etwa 40 cm hohe Konservenbüchse 

 wurde auf einem Brett befestigt, unten Luftlöcher angebracht 

 und eine Spirituslampe hineingestellt. Oben wurde eine Blech- 

 schale hineingehängt, in welche die Papierchen kommen, darüber 

 eine Glasplatte gelegt. In dieser warmen trockenen Luft blieben 

 die Papierchen stets gut blau und wurden doch nicht zu heiß. 

 Dieser Apparat ist leicht tragbar, so daß man ihn zu den zu 

 messenden Pflanzen tragen kann. 



Für die Messung am Blatt wurde eine Drahtfederkluppe 

 (d der Figur B) benutzt. An die beiden vorderen Enden sind 

 Metallstreifen (m) befestigt, an welche kleine Glasrechtecke (g) 

 geklebt sind, so daß man den zu messenden Blatteil zwischen 

 die zwei Glasplatten (g 1 und g 2 ) klemmt. Der Druck ist so gering, 

 daß die Beschädigung des Blattes ausgeschlossen ist. Dies ist 

 natürlich Bedingung, da eine beschädigte Stelle sofort eine andere 

 größere Verdunstung aufweist. Ein Papierchen wird zwischen 

 Pflanzenblatt und Glasdecke gebracht und wiederum mit der 

 Stoppuhr die Zeit bestimmt, die verrinnt, bis das blaue Papierchen 

 die rosa Farbe des daneben gehaltenen, nicht getrockneten Papieres 

 angenommen hat. 



Dadurch, daß das Papierchen in dem Moment des Messens 

 von Glas bedeckt ist, ist der Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf 

 das Papier ausgeschaltet. Die Zeit ist aber von der Temperatur 

 abhängig. Mit höherer Temperatur steigt die Dampfspannung" 

 an der Blattoberfläche und die Reaktionszeit wird verkürzt. 

 Nach Livingston und Bakke geschieht dies im selben 

 Maße bei den Wasseroberfläche-Messungen wie bei den Blatt- 

 messungen, so daß der Quotient, der Verdunstungskraftindex, 

 von der Temperatur unabhängig wird. Dies setzt voraus, daß das 

 Blatt dieselbe Temperatur hat wie die umgebende Luft und be- 

 sonders wie der Apparat, in dem die Verdunstung der freien 

 Wasseroberfläche gemessen wird. Den Unterschied der Temperatur 

 zwischen Blatt und umgebender Luft nimmt Livingston 

 als so gering an, daß man ihn vernachlässigen könne, da er inner- 

 halb der ziemlich großen Fehlerquellen der Meßmethode liegt. 

 Da es nun sehr zeitraubend und umständlich ist, bei jeder Blatt- 

 messung auch wieder eine Blattoberflächenmessung bei derselben 

 Temperatur zu machen, suchte man, sich eine Tabelle für die 

 letzteren zu konstruieren. 



Bakke hat empirisch eine Kurve konstruiert, aus der für 

 sein Papier die Temperaturen von 25° — 39° die Anzahl Sekunden 

 des Wasseroberflächen-Koeffizienten herausgelesen werden kann. 

 In ihrer neuesten Arbeit (1916) benutzen Trelease und 

 Livingston dazu die Dampfdruckkurve, indem die Zeit 

 dem maximalen Dampfdruck umgekehrt proportional sei. Ob 



