( 28o ) 



moyen de fils de cuivre , f , f' , f" , etc. , 

 implantés à frottement dans les trous mé- 

 nagés à l'extrémité supérieure de chaque 

 cylindre , et auxquels il est bon de donner 

 une profondeur de 6 à8 centimètres environ; 

 les deux fils extrêmes , g , g' , doivent être 

 mastiqués dans des petits tubes de verre , t ,; 

 t', qui , enveloppant une portion de leur lon- 

 gueur , permettent de les tenir dans les 

 mains sans inconvénient. Maintenant, 'pour 

 faire agir l'instrument , il suffit de verser 

 dans les tubes ou syphons , v , v , v , etc. 

 un liquide acide, ou une dissolution saline ;!: 

 et on peut alors reproduire par son moyen 

 tous les pliénomènes galvaniques de la Pile 

 verticale. 



Je dois convenir que son action , au com^ 

 mencement de l'expérience , est un peu moins 

 énergique que celle que l'on obtient, à sur- 

 faces égales , et avec un pareil nombre 

 d'élémens d'une Pile à colonne. Mais ce 

 <3ésavantage est plus que compensé par la 

 permanence de Faction électromotrice , dont 

 la durée est bien plus considérable que dans 

 l'appareil vertical. Celui-ci présente d'ailleurs 

 un très-grand inconvénient , et qu'il est pres- 

 que impossible d'éviter: c'est que , pour peu 

 quon multiplie le nombre des couples mé- 

 talliques , la pression exercée sur les rondelles 



