22 Jahresbericht der Schles Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



lichkeit bei diesen tiefen Temperaturen einen sehr hohen Temperatur- 

 koeffizienten hat, etwa 1 °/ für 0,1 °, so mußten besondere Mittel zur 

 Konstanthaltung der Temperatur angewandt werden. Es erwies sich 

 schließlich als am zweckmäßigsten, durch das Äther-Kohlendioxydgemisch 

 einen Strom gasförmiger trockener Kohlensäure zu leiten. Dadurch wird 

 einmal für kräftige Rührung gesorgt, zweitens die Herstellung der an 

 Kohlendioxyd gesättigten Ätherlösung beschleunigt und drittens Siedeverzug 

 verhindert. Außerdem wurde die Konstanz der Temperatur durch sechs 

 hintereinander geschaltete Thermoelemente aus Kupfer -Konstanten kon- 

 trolliert. Die eine Hälfte der Lötstellen befand sich in einem Glasröhrchen, 

 welches an die Pipette M angebunden war (s. Figur 3), der andere Teil 

 befand sich in schmelzendem Eis, und die EMK wurde mit Hilfe eines 

 Keiser und Schmidtschen Millivoltmeters gemessen. Auf diese Weise konnte 

 man die Temperatur auf 0,1 ° genau messen und durch Einwerfen von 

 festem Kohlendioxyd konstant halten. Die Temperatur von — 59° wurde 

 ebenfalls durch Einwerfen von festem Kohlendioxyd in Äther erzeugt und 

 nach den Angaben des Thermoelementes konstant gehalten. Der Absolut- 

 wert der Temperatur wurde mit Hilfe eines Pentanthermometers bestimmt, 

 das in dem gesättigten Äther-Kohlendioxydgemisch — 78 ° zeigte. 



5. Hilfsmessungen und -rechnungen. 



a. Dichte des gasförmigen Kohlendioxyds. 

 Um die in dem Gasvolumen der Absorptionspipette enthaltene An- 

 zahl cc Kohlendioxyd zu berechnen, mußte ich wissen, wie weit bei den 

 benutzten Drucken und Temperaturen noch die Gasgesetze gelten, speziell 

 das Gesetz, daß die Volumina sich wie die absoluten Temperaturen ver- 

 halten. Nach van der Waals ist anzunehmen, daß die Abweichungen 

 kleiner als 1 °/ sein werden. Es wurde jedoch der Sicherheit halber die 

 Frage experimentell entschieden. Es wurde dazu ein mit einem Hahn 

 versehenes Gefäß von 60,8 cc Inhalt an die Spirale angeschmolzen. Das 

 Gefäß wurde in das Bad von — 78 ° gebracht, der ganze Apparat mit der 

 Sprengelpumpe evakuiiert, sodann der Hahn am Gefäß geschlossen und der 

 Apparat mit Kohlendioxyd gefüllt. Nachdem Druck und Temperatur des 

 Gases abgelesen waren, wurde der Hahn geöffnet, so daß das Kohlendioxyd 

 in das evakuierte Gefäß strömte. Es wurde dann durch Heben des Queck- 

 silbergefäßes der Anfangsdruck wieder hergestellt. Auf diese Weise wurde 

 direkt gemessen, welches Volumen v in cc bei der absoluten Büretten- 

 temperatur T den 60,8 bei 195 abs. entsprach. Die Resultate sind: 



T v 



p 



195 



60,8 



100 



1,49 



1,49 



200 



1,50 



1,51 



700 



1,50 



1,515 



mm 







