28 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



4. Versuch: 



p 4 = 404,6 mm t 4 = 20,0 °v' 4 = 142,0 cc 



> - »m m m^ + -•» - »*> 



v g = 27,8; v 4 — v g = 227,2 

 227,2 

 k4 = (1 + a 20,0) 0,683 = 309 ' 9, 



5. Versuch: 



v 5 = 649,6 mm t 5 = 20,1° v 5 = 151,5 cc 



404,6 1 4- a 20,1 

 v 4 = 151,5 + 255,0—^- "f ' = 309,3 



649, b 14-a 20,0 



V g = 27,8; v 4 — Vg = 281,5. 



1/ _ 281 » 5 _ qoo Q 



k5 ~ (1 + a 20,1) 0,683 ~ ***>*' 



8. Die Genauigkeit der Messungen. 



Für die Versuche kommen folgende möglichen Fehlerquellen in Betracht. 

 Der Fehler bei der Wägung der Flüssigkeit beträgt höchstens 1 mg und 

 verursacht selbst bei den kleinsten benutzten Flüssigkeitsmengen einen 

 Fehler von weniger als 0,2 °/ . Die Unsicherheit bei der Ablesung des 

 Druckes beträgt 0,1 bis höchstens 0,2 mm, was selbst bei 50 mm erst 

 einen Fehler von 0,4 °/ ausmacht. Bei höheren Drucken verschwindet 

 dieser Fehler vollständig. Die Volumablesung ist auf mindestens 0,1 cc 

 genau, kommt also als Fehlerquelle gar nicht in Betracht. Dagegen kann 

 ein kleiner Fehler dadurch entstehen, daß das tote Volumen (Spirale, 

 Röhren etc.) während der Messung seine Temperatur ändert. Während 

 der ca. eine halbe Stunde dauernden Messung änderte sich die Zimmer- 

 temperatur höchstens um 1 °, das tote Volumen beträgt ca. 50 cc, also 

 der Fehler weniger als 0,2 cc, was bei einem absorbierten Volumen von 

 200 cc 0,1 °/ ausmacht. Außerdem wurden bei der Umrechnung des bei 

 dem vorhergehenden Versuche absorbierten Volumens auf den Versuchs- 

 druck die Gasgesetze angewandt, was bei 700 mm einen Fehler von 

 weniger als 0,2 °/ verursacht. Alle diese Fehler, die in den meisten 

 Fällen nur einen kleinen Bruchteil der hier geschätzten Höchstwerte aus- 

 machen, treten an Einfluß gegenüber dem bei der Temperaturmessung 

 gemachten Fehler zurück. Die Temperatur schwankte während einer 

 Messung innerhalb von 0,1°, was infolge des starken Temperaturkoeffi- 

 zienten der Löslichkeit bei tiefen Temperaturen einen Fehler von etwa 

 1 °/ verursacht. Ausnahmsweise, besonders bei höheren Drucken und 

 großen Löslichkeiten (Aceton), bei denen der Temperaturkoeffizient sehr 

 hoch ist, kann der Fehler auf über 2 °/ steigen. Die Messung der absoluten 



