62 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



folgte. In dem engeren Rohre befand sich ein allseitig geschlossener Hohl- 

 körper aus dünnem Glase, an dessen innerer Wandung ein Ring aus 

 weichem Eisenblech fest angepreßt war. Zu den ersten Messungen be- 

 diente ich mich einer Eisenplatte, die durch einen eingeschmolzenen 

 Platinstift von unten gehalten wurde, doch traten hier leicht infolge Ton 

 Spannungen Risse an der Einschmelzstelle auf. Dieser Senkkörper hatte 

 den Zweck, die Menisken in einfacher Weise zu erneuern und so stets 

 für eine gründliche Benetzung der Kapillaren zu sorgen. Es befanden sich 



nämlich die Pole eines starken Elektro- 

 magneten etwa 1 Ya cm über der Mitte 

 des Eisenringes, die ihn während der 

 Messung in Schwebe hielten. Wurde 

 der Magnet ausgeschaltet, so fiel der 

 Senkkörper herunter und drückte den 

 Meniskus im weiteren Rohre und da- 

 mit die Menisken in den Kapillaren 

 in die Höhe. Darauf wurde der 

 Magnet wieder eingeschaltet und, nach- 

 dem sich Gleichgewicht eingestellt 

 hatte, gemessen. Verfasser glaubt die 

 merkwürdige Erscheinung beobachtet 

 zu haben, daß der Stand der Menisken 

 in den Kapillaren nach der Erneuerung 

 zunächst um einige Hundertel mm 

 tiefer war und dann erst wieder auf 

 den endgültigen Stand hinaufging. Die 

 Entfernung des Senkkörpers von der 

 Wandung des umschließenden Rohres 

 durfte nicht zu weit sein, da sonst 

 die magnetische Wirkung zu sehr ge- 

 schwächt worden wäre, andererseits 

 durfte sie aber auch nicht zu eng sein. 

 Beim Emporziehen des Senkkörpers 

 bildete sich nämlich infolge der momen- 

 tanen Auseinanderzerrung der Flüssig- 

 keit eine Gasblase, die, wenn genügend Raum zwischen Senkkörper und 

 Wandung vorhanden war, sofort entwich, bei ungenügendem Zwischenräume 

 jedoch hängen blieb, und, weil ihr Volumen nicht konstant blieb, ein genaues 

 Ablesen unmöglich machte. Je viskoser die Flüssigkeit war, desto größer 

 mußte der Abstand genommen werden. 



Die Beschaffung von geeignetem Material für die Kapillaren bot 

 Schwierigkeiten, da kein Kapillarmikroskop zur Verfügung stand. Es 

 wurde versucht, von den ausgesuchten Kapillaren Dünnschliffe herzustellen 



Figur 3. 



