II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 67 



Die Temperaturbestimmung geschah durch kleine Anschützthermometer, 

 die vollständig in die Flüssigkeit versenkt wurden. Sie waren in einem 

 Becherglasthermostaten mit von der physikalisch-technischen Reichsanstalt 

 geprüften Normalthermometern verglichen worden. 



Aufhängung des Kapillarapparates. 



In diesem Thermostaten hing das Rohr nun in folgender Weise: 

 Zunächst wurde an dem oberen Ende des Rohres ein Papierstreifen mit 

 ein wenig Syndetikon festgeklebt und das Rohr dann in die Messing- 

 tülle (T) hineingeschoben. Über der Tülle befand sich ein kleiner Zylinder 

 aus Pockholz (P), der sich als unbedingt notwendig erwiesen hatte, da sonst 

 infolge der guten Wärmeleitung der Metallteile eine Temperaturdifferenz 

 zwischen dem oberen und unteren Teile des Rohres erfolgte, die ein 

 Kondensieren des Dampfes am Ende der Kapillaren veranlaßte. Über dem 

 Pockholz befand sich ein Kugelgelenk (K), das an einem Messingbalken (B) 

 befestigt war. Beide waren durch eine wärmeisolierende Schicht von 

 Speckstein (Sp) getrennt. Auf der anderen Seite des Messingbalkens 

 befand sich ein gleicher Apparat, so daß immer zwei Beobachtungen neben 

 einander gemacht werden konnten. 



Da es unmöglich war, die Kapillaren innerhalb des Thermostaten 

 senkrecht einzustellen, so bediente ich mich folgender Vorrichtung: Der 

 Messingbalken (B) und ein ähnlicher Balken für den Magneten befanden 

 sich auf einem horizontalen Messingstabe, der durch einen verstellbaren 

 Schlitten an einem senkrechten dreikantigen Messingrohre befestigt war. 

 An der anderen Seite des Schlittens befand sich ein Gegengewicht. Dieses 

 Dreikantrohr war durch einen zweiten Schlitten an einem wagerechten 

 dreikantigen Messingrohre, das in die Wand eingelassen war, befestigt, 

 Die Senkrechtstellung geschah außerhalb des Bades durch zwei Lote, 

 dann wurde die herausgezogene Apparatur, ohne daß eine Verschiebung 

 zu befürchten war, in das Bad gesenkt. Die Vorrichtung hatte den Vorteil, 

 daß die Meßröhren von den Erschütterungen von Motor und Rührer frei 

 blieben. 



Beleuchtung und Ablesung. 



Die Beleuchtung der Meßröhren geschah von hinten durch eine Metall- 

 fadenlampe. Ihr Licht ging zunächst durch eine Wasserküvette, die die 

 Wärmestrahlen absorbieren sollte, dann durch einen geölten Papierschirm. 

 Zur Ablesung diente ein Kathetometer der Societe Genevoise, das 1 / 50 mm 

 genau abzulesen gestattete. Um das Kathetometer gegen eine etwaige 

 Erwärmung durch das Bad zu schützen, war zwischen beiden eine hölzerne 

 Wand aufgestellt, die einen Ausschnitt zur Beobachtung hatte. (Siehe 

 Abb. 5.) 



5* 



