II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 69 



Dichtebestimniungeu. 



Die Dichten eines Teiles der untersuchten Stoffe waren noch nicht 

 für alle Temperaturen bekannt. Ihre Bestimmung geschah in einem 

 uförmigen Dilatometer 1 ), das an dem einen Schenkel einen weiteren 

 zylindrischen Teil trug, während der übrige Apparat aus einer 1,6 mm 

 weiten Kapillare bestand. Oberhalb des erweiterten Teiles waren beide 

 Kapillaren gleichmäßig mit einer 13 cm langen Teilung versehen. Ein 

 Ablesefehler von 1 j i mm entsprach bei einer Dichte von 1 noch nicht einem 

 Fehler von 1 in der dritten Dezimalstelle. Da die Ablesegenauigkeit jedoch 

 größer war, ist die dritte Stelle noch als genau zu betrachten. Das 

 Volumen des Apparates wurde von cm zu cm durch Auswägen mit 

 gereinigtem Quecksilber festgestellt. Um immer eine stets gleiche Tempe- 

 ratur zu haben, wurden die Messungen im Nullgradthermostaten vor- 

 genommen. Aus den gefundenen 12 Werten wurden die anderen intrapoliert 

 und das Volumen für die jeweilige Temperatur umgerechnet. Das Volumen 

 betrug ca. 2 cm 3 . Das Dilatometer hing zur Messung in einem Thermo- 

 staten, der aus 2 ineinandergehängten Bechergläsern bestand und durch 

 einen elektrischen Heizkörper in der üblichen Form 2 ) geheizt wurde. Das 

 mit der zu messenden Flüssigkeit gefüllte Rohr wurde nach der Messung 

 noch einmal gewogen, um einen etwaigen Verlust an Substanz zu kon- 

 statieren, das war jedoch nie der Fall; nur Cyclopentadiem mußte im ab- 

 geschmolzenen Bohre gemessen weiden. Die Dichten wurden im Abstände 

 von 10 — 20° bestimmt. 



Die Messung der kapillaren Größen. 



Die Messungen der kapillaren Größen geschahen in der Weise, daß 

 bei einer Temperatur immer etwa 7, zuletzt 10 mal die Steighöhe in 

 beiden Kapillaren gemessen wurde. Jeder Meniskus wurde bei der ein- 

 zelnen Messung etwa dreimal abgelesen, um einen Irrtum zu vermeiden, 

 und stets auf die genaue Stellung des Fernrohres geachtet. Die Über- 

 einstimmung der einzelnen Werte war verschieden, sie war bei weniger 

 viskosen Flüssigkeiten im allgemeinen besser, die Abweichungen der ein- 

 zelnen Messungen vom Mittel betrugen etwa 4 /ioo mm im Durchschnitt. 

 Diese so erhaltenen Steighöhen bedurften noch zweier Korrektionen, so 

 daß sich die wirkliche Steighöhe als hkorr = hbeob. -(- h' -f- h" ergab 3 ), h' 

 war die Korrektion, die eingeführt werden mußte, weil das weitere Rohr 

 nicht frei von Kapillarität war, sie betrug je nach der Größe der spezif. 

 Kohäsion 4 / 100 bis ^qq mm, die zweite ist = r' 3 , wenn r der Radius 

 der Kapillare ist. Zwischen den Werten der spez. Kohäsionen in beiden 



i) Siehe Pick. Ztschr. f. phys, Chem. 77, 583. 



2) Siehe Pick a. a. 0. S. 583. 



3) Waiden. Lit. Verz. 23. 



