70 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Kapillaren ergaben sich konstante Abweichungen, die sich dadurch erklären 

 lassen, daß die Lumina der verwandten Kapillaren noch Abweichungen 

 von der Kreisform zeigten. Diese Abweichungen fallen bei engen Kapillaren 

 stärker ins Gewicht als bei weiten, weil ja die Meßgenauigkeit immer die 

 gleiche bleibt. Aus diesem Grunde ist auch die Verwendung noch engerer 

 Kapillaren, die ja auch sonst größere Schwierigkeiten bieten, nicht emp- 

 fehlenswert. 



Die Werte der weiten Kapillaren sind als relativ genau zu betrachten, 

 da die Differenzen der beiden Durchmesser mit dem Kapillarmikroskop 

 nicht mehr festgestellt werden konnten. Daher habe ich die Radien der 

 engen Kapillaren aus den Steighöhen der weiteren Kapillaren nach der 

 Gleichung r' 2 = r t hj/h 2 ausgerechnet, wenn i\ und h 1 die Werte in der 

 weiten Kapillare, r' 2 und h 2 die in der engen Kapillare bedeuten. Auf 

 diese Weise erhalte ich mit einander vergleichbare Werte der spezif. Kohäsion. 

 In dieser Korrektion liegt eine gewisse Willkürlichkeit, da die Werte der 

 weiten Kapillare sicherlich noch etwas zu hoch sind, aber diese Ab- 

 weichungen dürften die Versuchsfehler nicht überschreiten. Die Messungen 

 wurden mit ganz wenigen Ausnahmen bei ansteigender Temperatur aus- 

 geführt, indem das Bad zunächst wenige Grade über die gewünschte 

 Temperatur erwärmt, dann die gewünschte Temperatur durch Abkühlen 

 erreicht, und der ihr entsprechende Heizstrom eingestellt wurde. 



Merkwürdige Schwierigkeiten bot der Versuch, Formamid zu messen, 

 da diese Substanz stets einen Beschlag an der äußeren Wandung der 

 Kapillaren und der inneren Glaswandung bildete, der auch nach der Ent- 

 fernung (durch Abkühlung des unteren Teiles des Rohres) immer wieder 

 auftrat. Diese Erscheinung, die eine Messung unmöglich machte, konnte 

 nicht erklärt werden. Alle anderen Rohre blieben vollständig klar, voraus- 

 gesetzt, daß sie sich nicht zu nahe an der vorderen Wandung befanden 

 und so eine Abkühlung erlitten. 



Die Ergebnisse der Messungen. 



Die verwendeten Kapillaren hatten bei 20° folgende Radien in cm: 



Kapillare 6 : r = 0,022025, 



Kapillare 8 : r .== 0,022223, 



Kapillare 9 : r = 0,010662 r' = 0,010629, 



Kapillare 10 : r = 0,010565 r = 0,010511, 



Kapillare 1 1 : r = 0,0147 76 r' = 0,014705. 



Die angeführten Größen sind in folgenden Maßen ausgedrückt: Die 



Temperatur (t) in Cels. -Graden, die spez. Kohäsion (a 2 = r hkorr.) in cm 2 , 



die Oberflächenspannung (= x / 2 a 2 g s) in dyn/cm, die molekulare Ober- 



/M\ 2 / q 

 flächenenergie (M. O.E.) = y ( — ) /3 in Erg. 



