I. Abteilung. Medizinische Sektion. 55 



dem Druck 1 in der Zeit 1 durch die Capillaren abfliesseode 

 Menge mit v und die bei der Druckscb wankung 1 auftretende 

 Kapazitätsänderung des zwischen Stromuhr und Capillaren ge- 

 legenen Schlauchabschnittes E 2 , die unabhängig von der Zeit sein 

 soll, mit e, mit pm, p x und p 2 den mittleren, kleinsten und 

 grössten Wert des Druckes und mit t s und td die Zeit der 

 Systole und Diastole, so sind die während Systole und 

 Diastole den Querschnitt des Schlauches passierenden Flüssig- 

 keitsmengen 



V s = p m ,s v t s + (P2 — Pi)e II) 



V d = p m ,d v t d — (p 2 — Pi)e III) 



während eines Pulsschlages, bei welchem der Druck in Diastole 

 auf denselben Wert zurückgeht, von dem er bei Beginn der 

 Systole ausging. 



Die in den Gleichungen auftretenden Faktoren lassen sich 

 durch Ausmessung der registrierten Druck-, Strom- und Zeit- 

 kurve des Pulsschlages feststellen, mit Ausnahme von v und e, 

 welche durch Auflösung der Gleichungen gefunden werden. 

 Damit sind wir aber in der Lage, den Einfluss der Elastizität 

 auf die Strömung im untersuchten ßabnquerschnitt durch 

 Rechnung zu finden und die Abhängigkeit der Strömung vom 

 Druck und von den Widerständen im Verlaufe eines Puls- 

 schlages zu untersuchen, vorausgesetzt, dass die angestellten 

 Ueberlegungen den wirklichen Vorgängen bei der Strömung ent- 

 sprechen. 



Diese Voraussetzung lässt sich in der Weise prüfen, dass 

 man den Widerstand der Capillarbündel sowie die Volum- 

 elastizität der Gummischläuche (also die v- und e-Werte) durch 

 Eichung bestimmt und mit den nach den Gleichungen II und III 

 berechneten v- und e-Werten eines einzelnen Pulsschlages ver- 

 gleicht. Bei solchen Versuchen zeigte sich eine sehr gute Ueber- 

 einstimmung zwischen den v-Werten der Pulsanalyse und denen 

 der Eichung (maximale Differenz 6 pCt.), woraus wir auf sehr 

 gute Leistungen der Registrierapparate schliessen dürfen. Bei 

 den e-Werten war die Uebereiustimmung eine weniger gute, 

 zumal dann, wenn die Stromstärke einen gewissen (in Carotis und 

 Cruralis mittlerer Hunde allerdings nur ausnahmsweise vor- 

 kommenden) Wert überschritt; bei den mittleren Werten der 

 Stromstärke aber wurde ein Fehler von 10 pCt. beim Einzelpulse 

 nicht überschritten. Ohne hier auf die Ursache dieser Abweichung 

 einzugehen, kann man sagen, dass die der Berechnung zugrunde 

 liegenden Ueberlegungen in der Hauptsache richtig sein müssen. 

 Wir sind somit in der Lage, die Elastizität der Bahn des 

 Schemas aus der Strom- und Druckkurve zu berechnen und die 

 Abhängigkeit des Stromes im Capillargebiet vom Druck fest- 

 zustellen. 



Die Berechtigung, diese Analyse auf den Blutstrom anzu- 

 wenden, ist allerdings noch von der Erfüllung einer zweiten 

 Voraussetzung abhängig, nämlich von der Frage, ob in dem be- 



