HO Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vate.rl. Kultur. 



Der Vortragende demonstrierte einen von ihm konstruierten 

 Diagraphen, der eine Weiterbildung der diesem Apparat von 

 Klaatsch gegebenen Form vorstellt. Die Abänderungen erzie- 

 len eine bequemere Füllung des Tintenschreibers und eine leichter 

 funktionierende Hebung und Senkung des Schreibers. Der 

 „Weiser " (bezw. die Nadel) läßt sich durch einen Trieb leicht 

 auf und ab bewegen. Das ganze Stativ ist etwa 5 cm höher als 

 das von Klaatsch. Der Weiser läßt sich mit verschieden 

 gestalteten und verschieden langen auswechselbaren Nadeln ver- 

 sehen. Der Schreiber läßt sich vor- und zurückschieben, um für 

 die verschieden langen Nadeln jedesmal die richtige Länge zu 

 erhalten. 



Zu einem diagraphentechnischen Apparat gehört als zweiter 

 Bestandteil ein Kraniophor, d. h. eine Vorrichtung, den Schädel 

 in zweckentsprechender Weise für die Aufnahme der diagra- 

 phischen Kurve aufzustellen. Hier sind die Namen von C o h au - 

 sen, Eieger, Lissauer, Klaatsch, Martin, 

 Schlagin häufen, Landau, Stolychowo zu nennen. 

 Die vom Vortr. demonstrierte Vorrichtung beruht auf einem 

 von allen bisherigen Verfahren abweichenden Prinzip. Ein 

 Metallstab, welcher in gewisser Ausdehnung ein Gewinde trägt, 

 auf welchem sich eine Schraubenmutter von länglicher Form 

 bewegt, wird durch das Foramen magnum in den Schädel ein- 

 geführt, durch Drehung des Stabes erreicht man dann, daß die 

 Schraubenmutter sich an die Innenfläche der Umgebung des 

 Foramen magnum anlegt, während das eine Ende des Stabes sich 

 gegen die Innenfläche der Schädelwölbung anstemmt. Zur 

 Fixierung des Schädels ist also ausschließlich die innere Ober- 

 fläche des Schädels benutzt. Die äußere Oberfläche ist auch 

 in der Umgebung des Foramen magnum an allen Punkten dem 

 Diagraphen zugänglich. Der Schädel wird dann vermittelst des 

 so befestigten Stabes an einem Stativ aufgehängt, so daß er 

 frei über der Tischplatte schwebt und durch geeignete Gelenke 

 in jede gewünschte Lage gebracht werden kann. 



Die Schraubenmutter des Oraniophors besitzt einen 

 nach hinten gerichteten Fortsatz, welcher sich an die 

 flach ansteigende Innenfläche der hinteren Umrandung des 

 Foramen occip. magn. anstemmt und dadurch den Stab des 

 Oraniophors in einem Abstand von etwa IV2 cm vom Hinterrande 

 des Foramen magnum hält, gegen welchen er sich bei vielen 

 Schädeln sonst direkt anlegen und damit die diagraphische Auf- 

 nahme dieser Stelle beeinträchtigen würde. 



