52 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



vorliegenden Messungen möglichst konstante Resultate zu erzielen. Der 

 Unterbrecher war ein gewöhnlicher Wagnerscher Hammer. Der Strom 

 wurde geliefert durch einen Akkumulator. 



Bezüglich des Unterbrechers ist zu bemerken, daß ich mit den ver- 

 schiedensten Arten, Hammer-, Deprez-, Wehnelt- und einem Quecksilber- 

 turbinenunterbrecher Versuche gemacht habe; dabei lieferten der Wagner- 

 sche Hammer, sowie der Quecksilberturbinenunterbrecher die besten 

 Resultate in bezug auf konstante Unterbrechung; ich entschied mich für 

 den erster en. 



Für die Benutzung des Wagnerschen Hammers ist zu bemerken, daß 

 derselbe für die hier in Frage kommenden Versuche äußerst fein ein- 

 gestellt werden muß, d. h. der Anker muß soweit von dem Elektromagneten 

 des Induktoriums entfernt sein, daß die magnetische Kraft die Feder- 

 spannung des Ankers gerade noch überwiegt. Das Vibrieren des Hammers 

 erzeugt dann einen tiefen Brummton, an dessen Gleichmäßigkeit man das 

 regelmäßige Funktionieren beoachten kann. 



Ebenso notwendig ist es, die im allgemeinen bei jedem Hammerunter- 

 brecher an der Unterbrechungsstelle auftretenden störenden Funken zu 

 beseitigen oder doch mindestens auf ein Minimum zu beschränken. Dies 

 erreicht man dadurch, daß man parallel zur Unterbrechungsstelle einen 

 Kondensator von passender Kapazität einschaltet. Im vorliegenden Falle 

 wurde ein solcher von 1 M. F. benutzt. Außerdem muß man, wie ich fest- 

 stellte, darauf achten, daß die Endfläche der Stellschraube des Unterbrechers 

 und die Fläche des am Anker angebrachten Platinblättchens glatt poliert 

 sind und sich genau parallel gegenüberstellen, wenn das Induktorium sich 

 in Ruhestellung befindet, 



2. Erreger. 



Der Erreger (Fig. 13 und 14) bestand aus zwei gleichlangen, an dem 

 einen Ende mit Kugeln von 4,2 cm Durchmesser versehenen Messing- 

 zylindern von 2,1 cm Durchmesser und 2,2 cm Länge. Um die Länge 

 der Erregerhälften und damit die Wellenlänge der Eigenschwingung des 

 Erregers variieren zu können, benutzte ich nach einer von Schaefer 1 ) früher 

 angewandten Anordnung posaunenartige Auszüge. 



Diese waren mit einer Zentimeterteilung versehen, welche die ent- 

 sprechende Wellenlänge angab. 



Um eine größere Energiemenge, sowie möglichst gleichmäßiges 

 Funktionieren und geringe Abnutzung an der Funkenstrecke zu erzielen, 

 ließ ich — wie gewöhnlich — die Funken nicht in Luft, sondern in Ol 

 übergehen, und zwar verwendete ich eine Mischung von Maschinenöl und 

 Benzin zu gleichen Teilen. 



i) Cl. Schaefer. Ann. d. Phys. 16. 1905, p. 106 ff. 



