54 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Aluminiumstifte (c) angebracht (Fig. 14), so daß die Funken zwischen 

 diesen Stiften überspringen mußten. Durch die Stellschrauben 

 konnten dann die Endflächen der Aluminiumstifte einander bis auf 

 Bruchteile von Millimetern genähert werden. 



Durch diese Einrichtung wurde außerdem erreicht, daß die 

 Funken immer an derselben Stelle und in gleicher Länge, nämlich 

 zwischen den sehr kleinen Endflächen der Stifte, übergingen und 

 dadurch ein ganz gleichmäßiger Funkenstrom erzielt wurde. 



Die Aluminiumstifte besaßen einen Durchmesser von 1 mm und 

 ragten etwa 1 mm weit aus den Kugeln hervor. Beide waren an 

 den Endflächen glatt abgeschnitten. Nach etwa 100 Messungen 

 war die Korrosion schon stark vorgeschritten, d. h. die Endflächen 

 waren sehr abgenutzt; die Stifte mußten dann aus den Kugeln 

 herausgeschraubt und die Endflächen durch kreisförmiges Hin- 

 und Herreiben auf ölgetränktem Leder geglättet werden. 



Wenn mit der obigen Anordnung mehrere Messungen an der- 

 selben Stelle des Feldes hintereinander gemacht wurden, nahm die 

 anfangs vom Erreger gelieferte Energiemenge ziemlich gleichmäßig 

 entweder zu oder ab. Nach einiger Zeit wurde dieselbe jedoch sehr 

 konstant, und erst wenn dieser Zustand eingetreten war, was durch 

 eine Reihe von besonderen Messungen jedesmal geprüft wurde, 

 wurde mit den eigentlichen Ablesungen begonnen 1 ). 



Mit einem ähnlichen Erreger hat auch Laugwitz 2 ) bei seinen 

 Versuchen sehr konstante Resultate erzielt. 



3. Hohlspiegel. 



Der Erreger befand sich in der Brennlinie eines parabolischen Hohl- 

 spiegels aus Zinkblech von 0,5 mm Stärke in den Abmessungen von 

 Fig. 15. 



Durch die Hinterwand des Spiegels führten Glasröhrchen für die Zu- 

 leitungsdrähte des Induktoriums. 



Der Spiegel war so aufgestellt, daß seine Brennlinie horizontal lag. 



4. Thermoelement und Galvanometer. 

 Die Strahlung wurde aufgenommen durch ein Klemencicsches Thermo- 

 element (Fig. 16), das auf einem horizontal und vertikal verschiebbaren 

 Gestell aus Holz und Hartgummi befestigt war und mit einemhoch empfindlichen 

 Du-Bois-Rubensschen Kugelpanzergalvanometer mit dreifacher Panzerung 

 in Juliusscher Aufhängung in Verbindung stand. Das Galvanometer war 



1 ) Eine Tabelle von Messungsreihen über die Konstanz des Erregers unter- 

 drücke ich an dieser Stelle, um Raum zu sparen. 



2 ) Laugwitz, Phys. Ztschr. 1. c. Konstruktion eines konstanten Erregers für 

 elektrische Wellen. 



