II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 55 



außerdem noch mit einer Öldämpfung versehen; seine Empfindlichkeit 

 betrug 3.10~ 9 Ampere. 



Thermoelement und Erreger ließen sich für jede der benutzten Wellen- 

 längen aufeinander abstimmen. Dies geschah in der Weise, daß die Eigen- 

 periode des Thermoelementes durch seitlich in dasselbe eingefügte Kupfer- 

 stifte von 5 mm Durchmesser und verschiedener Länge (Fig. 16, b) 

 durch Bestimmung der maximalen Resonanz mit der jeweiligen Eigen- 

 periode des Senders zur Übereinstimmung gebracht wurde. Hierbei 

 ist zu beachten, daß ein stabförmiger Erreger oder Empfänger stets als 

 halbe Wellenlänge schwingt, seine Länge mithin wenigstens annähernd der 

 halben Wellenlänge seiner Grundschwingung entspricht 1 ). 



Um den Empfänger gegen Einwirkung von Temperaturströmungen im 

 Zimmer und Zugluft zu schützen, war derselbe in einem mit Watte dicht 

 ausgelegten Pappkasten eingeschlossen. 



Der Empfänger hatte einen Widerstand von ca. 5 Ohm. 



5. Galvanometerleitung. 



Die Leitung vom Empfänger zum Galvanometer war an der Zimmer- 

 decke entlang geführt und zum Schutz gegen diffuse Strahlung mit Staniol 

 dicht umwickelt. 



Da ich bei den größeren Wellenlängen eine außerordentlich große 

 Energiemenge erhielt, mußte vor das Galvanometer noch ein Rheostat 

 gelegt werden. Der Widerstandskasten und der in der Leitung befindliche 

 Schlüssel mußten in Watte eingehüllt werden, da die Heizungskörper des 

 Zimmers dicht in der Nähe lagen, und die davon ausgehenden Wärme- 

 strömungen dauernde und zwar beträchtliche Störungen im Galvanometer 

 durch Erzeugung von Thermoströmen hervorriefen. 



Die Leitung wurde vom Thermoelement aus senkrecht nach oben zur 

 Zimmerdecke geführt. Wurde sie nämlich seitlich zugeführt, so ergaben 

 sich Störungen von derselben Art, wie sie ein im Strahlengang befindlicher 

 Metallzylinder hervorruft. 



6. Zylinder. 



Die Zylinder, deren Wirkung auf den Strahlengang hier untersucht 

 werden sollte, waren verschiedene mit Leitungswasser gefüllte Glasrohre 

 von 0,2 — 3,0 cm lichter Weite, außerdem 2 Kupferrohre von 2 cm und 

 1 cm, ein Aluminiumdraht von 0,1 cm Dicke. 



Die Dicke der Zylinder war der Theorie entsprechend klein gegen die 

 zur Verwendung kommenden Wellenlängen von 24 — 58 cm ca., ihre Länge 

 betrug etwa 2,00 m, war also annähernd gleich der Spiegellänge, und 

 konnte gegenüber der Wellenlänge insofern als unendlich lang gelten, als 



*) J. Zenneck, Eb-magn. Schwing, u. drahtl. Telegr., p. 523. 



