II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 57 



zuletzt noch einmal die freie Strahlung gemessen. Aus diesen alternierenden 

 Beobachtungen wurde dann die nach Einschaltung des Zylinders resultierende 

 Strahlung in Prozenten der freien Strahlung berechnet. Diese Messungs- 

 tripel wurden dreimal wiederholt und dann aus ihren Ergebnissen als end- 

 gültiges Resultat das arithmetische Mittel genommen. 



9. Störungen. 



Außer den schon bei der Beschreibung des Unterbrechers resp. In- 

 duktoriums und des Thermoelements erwähnten Störungen möchte ich noch 

 auf einige andere aufmerksam machen, die sehr hinderlich waren. 



Zunächst ist in dieser Hinsicht der magnetische Einfluß der Stark- 

 stromleitung des Instituts zu erwähnen, sobald diese in irgend einem 

 Teile des Gebäudes in Anspruch genommen wurde. Die Starkstrom- 

 leitung führte nämlich dicht über und unter dem Zimmer vorbei, in 

 welchem die Versuche gemacht wurden. Da infolge dessen bei Tage 

 immer solche Störungen zu gewärtigen waren, so gestattete mir 

 Herr Professor Lummer, meine Messungen während der Nachtzeit 

 auszuführen. 



Ein weiterer Übelstand war das schlechte Schließen der Fenster des 

 Beobachtungszimmers 1 ). Besonders bei heftigem Winde oder größerer 

 Kälte war der Zug im Zimmer so stark, daß er nicht nur das Thermo- 

 element beeinflußte, sondern auch das Galvanometer, das in des Nähe des 

 Fensters hing, direkt in seiner Aufhängung in leise Schwingungen versetzte. 



III. Versuche. 

 1. Allgemeines und Vorversuche. 



Bei den ersten Versuchen über das vorliegende Thema war in den 

 Strahlengang, wie es bis jetzt bei derartigen Messungen gewöhnlich geschah, 

 ein vertikales Hertzsches Drahtgitter eingeschaltet, um sich horizontal pola- 

 risierte Strahlung zu sichern. Desgleichen waren Metalldiaphragmen zur 

 Abgrenzung des Strahlenbündels in den Strahlengang gestellt. 



Von der Verwendung eines Polarisationsgitters nahm ich jedoch später 

 Abstand, da die Versuche zeigten, daß die Einführung eines solchen keinen 

 Einfluß auf die Messungen ausübte. Dies erklärt sich dadurch, daß die 

 vom Erreger ausgehende Strahlung bereits vollkommen polarisiert war. 



Auch die Blechdiaphragmen schaltete ich später aus, da sich zeigte, 

 daß durch die Beugung an ihren Rändern das Feld stark beeinflußt wurde, 

 und eine kleine Änderung in der Stellung des Diaphragmas oder in der 

 gegenseitigen Lage von Diaphragma und Draht die Energieverteilung an 

 den zu messenden Punkten außerordentlich beeinflußte. 



x ) sog. „Patentdoppelfenster", d. h. 2 Glasscheiben in demselben Rahmen, 

 also gänzlich ihren Zweck verfehlend! 



