58 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Von großer Wichtigkeit war es außerdem, die Störungen zu beseitigen, 

 die durch Reflexion der Strahlung von den Zimmerwänden hervorgerufen 

 wurden. 



Die Anordnung des ganzen Aufbaues war zuerst so orientiert, daß 

 die Richtung der x-Achse (Fig. 17) parallel der einen Zimmerwand in einer 

 Entfernung von 1,50 m von derselben verlief. Es waren dann bei der 

 Feststellung der Energieverteilung im freien Felde auf der x-Achse direkt 

 Maxima und Minima nachzuweisen. 



Von den Versuchen, die ich hierüber mit den verschiedensten Spiegeln 

 und Wellenlängen angestellt habe, seien zwei als besonders ins Auge 

 fallend hier wiedergegeben (Fig. 18). 



In den Zeichnungen gibt die Abszisse die Entfernung in Abständen 

 von 10 zu 10 cm von einem bestimmten Punkte aus an, der 55 cm vom 

 Erreger entfernt auf der x-Achse gemessen ist. Die Punkte auf der 

 Ordinate geben die Intensität in Prozenten des Punktes 55 cm vom Er- 

 reger gemessen an. 



Das Auftreten der Maxima und Minima rührt natürlich davon her, daß die 

 von der Wand reflektierten Wellen mit den direkten interferierten. Der 

 Fehler wurde dadurch beseitigt, daß ich die x-Achse diagonal zum 

 Zimmerviereck anordnete. Bei dieser Art der Anordnung (Fig. 19) 

 werden störende Reflexionen, wie leicht ersichtlich, nach Möglichkeit ver- 

 mieden. 



Eine ähnliche Störung wurde auch durch folgenden Umstand hervor- 

 gerufen. Das Gestell für das Thermoelement war zuerst auf langen, mit 

 Linoleum gedeckten Holz tischen horizontal verschiebbar aufgestellt. Bei 

 der Messung der freien Feldenergie in Richtung der y-Achse ergab sich 

 in der Nähe des Tisches ein stark ausgeprägtes Maximum, indem die 

 direkte Strahlung mit vom Tisch reflektierter zur Interferenz gelangte. 

 Dasselbe trat auch, allerdings nicht in so starkem Maße, bei horizontaler 

 Verschiebung des Empfängers auf der x-Achse ein. 



Ich half diesem Übelstande ab, indem ich das Thermoelement auf 

 einem hohen Gestell befestigte, dessen Stellung man beliebig auf dem Fuß- 

 boden direkt verändern konnte. Die Entfernungen vom Empfänger wurden 

 durch Kreidestriche auf dem Fußboden markiert. Es konnte daher nur 

 evtl. Reflexion der direkten Strahlung am Fußboden als störend in Frage 

 kommen. (Fig. 21.) Die Versuche zeigten, daß dies nicht der Fall war. 



Um die Richtigkeit meiner Anordnung zu prüfen, wurde dieselbe 

 später mehrmals entfernt und von neuem — auch in einem andern Zimmer 

 — aufgebaut. Die Versuche ergaben stets gleiche Resultate 1 ). 



!) Siehe hierzu auch III, 3, b, ß. 



