II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 71 



c. Mit Berücksichtigung der bei den Messungen sub a, gewonnenen Re- 

 sultate das Lummersche Halbschattenprinzip theoretisch und ex- 

 perimentell auf seine Genauigkeit zu untersuchen. 



III. Experimentelle Anordnung und untersuchtes Material. 

 § 3. Der Spektral apparat. 



Als Lichtquelle für die folgenden Untersuchungen wurden stets 



Quecksilberlampen benutzt, und zwar sowold Lummer-Aron'sche Lampen 



in Glasgehäuse mit Wasserspülung 1 ), als auch Lampen aus Quarzglas 2 ) 



von der Firma Heraus (Hanau). Gemessen wurde mit den Quecksilberlinien 



rot: 690JAH-, gelb: 579, hellgrün: 546, blau: 436. 



Von diesen waren rot und blau nur bei Quarzlampen, die auf hohe 

 Spannung und inneren Überdruck gestellt waren, von gut brauchbarer 

 Intensität. Überhaupt ist die Spannungs- und Intensitätsveränderlichkeit 

 innerhalb weiter Grenzen ein besonderer Vorzug dieser Lampen. Alle 

 Messungen der Phasendifferenz und des Reflexionsazimuts wurden mit 

 dem großen „Lummer -Kynastschen Spektralapparat 3 ) für Polarisations- 

 und Phasendiffercnzmessung" ausgeführt. Die Versuchsanordnung bei 

 diesem zeigt Blatt 1 (siehe S. 11). Das Licht der Quecksilberlampe 

 fällt auf den Kollimatorspalt S, wird dann durch die Linsen K. L. 

 parallel gemacht und spektral zerlegt im Wadsworthschen Prisma. 

 Nach Durchdringen des Polarisators fällt der nun linear polarisierte 

 Strahl auf die zu untersuchende reflektierende Fläche und wird dort 

 im allgemeinsten Fall bei der Reflexion elliptisch polarisiert. Das 

 Licht gelangt weiter durch den Soleil-Babinetschen Kompensator 4 ) und 

 den Analysator in das Beobachtungsfernrohr; durch dessen Linsen wird 

 dem Auge des Beobachters ein deutliches Bild des Kollimatorspaltes 

 dargeboten. Das Genauere über die einzelnen Teile des Apparates und 

 ihre Justierung ist in der oben zitierten Beschreibung mitgeteilt. Hier sei 

 noch eine Erweiterung des bisher auf mittlere Einfallswinkel beschränkten 

 Reflexionsgebietes angeführt. Da eine Abänderung des Spektrometerbaues 

 kaum durchführbar war, so wurde zur Hilfsreflexion gegriffen und ein 

 Aufsatz für den Prismentisch mit einem exzentrisch angeordneten kleinen 

 Tischchen gefertigt, der ein Aufstellen zweier Prismen hintereinander im 

 Strahlengange gestattet, wie die Skizze Blatt 2a zeigt. Das Licht wird 

 dabei nach Austritt aus dem zu untersuchenden Prisma A durch nochmalige 

 gewöhnliche Reflexion an dem Hilfsprisma B in den Kompensator geleitet. 



i) 0. Lummer, Z.-S. f. Instrkde. 15, 1895 p. 294, 21 1901 p. 201. 



2) Küch und Retschinsky, Ann. d. Phys. 20, 1906, p. 536. 



3) Lummer u. Kynast, Ann. d. Phys. (4) 22, p. 721 ; 1907. Auch Müller-Poulliet- 

 Lummer, „Strahlung" Bd. II. 10. Aufl. p. 895. 



4) Vgl. P. Drude, Lehrbuch d. Optik, Leipzig 1906 p. 243. 



