II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



73 



Eine geringe vorher bestimmte Phasendifferenz, die durch die Hifsreflexion 

 entsteht, tritt als Correktionsgröße in das Resultat ein. Für ganz hohe Einfalls- 

 winkel im Gebiet der Totalreflexion (etwa 80° — 86°) wurde keine Hilfs- 

 reilexion verwandt, sondern das zu untersuchende Prisma um ungefähr 180° 



lahh 2? 



gedreht, so daß jetzt der Ablenkungswinkel ein stumpfer wird. Bei beiden 

 Modifikationen ist eine starke Lichtquelle nötig. 



Die Justierung von Analysator und Polarisator geschah bei Reflexion 

 an einer bekannten Fläche unter dem Polarisationswinkel 1 ). 



Der Kompensator mußte für die benutzten Wellenlängen geeicht, d. h. 

 seine Dispersion festgestellt werden. Die in der folgenden Tabelle mit- 

 geteilten Werte B% — B sind die Kompensatorzahlen - Differenzen, die 

 einer Phasenverschiebung von 7t entsprechen. Diese Werte ändern sich, 

 wie man sieht, annähernd proportional der Wellenlänge. 



Bn — B = 12,11 13,88 15,54 16,56 18,00 20,00 

 X = 436w 492 546 579 622 690 



Der Kompensator Nullpunkt war 56,46 (für alle Wellenlängen). Er 

 ist mit einer Genauigkeit von mindestens V2000 ^546 bestimmt worden. 

 Wegen der — leicht zu erheblichen Fehlern führenden — Orientierungs- 

 ungenauigkeit 2 ) des Kompensators gegen die Einfallsebene wurde die 

 Phasendifferenz stets bei zwei symmetrischen Polarisatorstellungen ge- 

 messen, so daß bei jedem Einfallswinkel in der Regel vier Kompen- 



!) R. Kynast, Inaugural-Dissertation Breslau 1906 p. 13. 

 2) R. Hennig, Gott. Nachr. 3, 1887, p. 374. 



