92 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Das Resultat ist also folgendes: Die absoluten Werte der Phasen- 

 differenz (| A |) wurden bei Prisma 6 durch Druck senkrecht zur brechenden 

 Kante erniedrigt. Ferner liegen die Werte der Phasendifferenz für die 

 Wellenlänge 436IH 1 bei Druck niedriger als für 546|^, da die durch den 

 Druck hervorgebrachte Änderung von | A | auch hier mit abnehmender Wellen- 

 länge wächst. 



Man kann demnach die in Blatt 6, 4, 5 bei No. 6 und bei No. 1 und 2 

 aufgetretene Phasendifferenzanomalie auf dieselbe Ursache zurückführen, 

 trotzdem | A | bei Prisma 6 vom theoretischen Wert nach oben, bei Prisma 

 1 und 2 dagegen nach unten abweicht: es dürften nämlich alle drei Prismen 

 in gleicher Weise bei der Herstellung, insbesondere beim Erstarren einen 

 Druck senkrecht zur brechenden Kante erhalten haben, der dann bei 

 No. 1 und 2 ein Anwachsen und bei No. 6 ein Sinken von | A | in der 

 Totalreflexion bewirkt hat. Aus den letzten Druckbeobachtungen an 

 No. 6 (Blatt 9) erklärt es sich auch, daß in § 8 | A 436 | für dieses Prisma 

 kleiner als | A 546 | gefunden wurde. 



Damit ist klargestellt, daß für Phasendifferenz-Anomalien in der Total- 

 reflexion in hohem Maße Spannungen im Prismenmaterial verantwortlich 

 zu machen sind. Vielleicht rührt die besonders bei amorphem Si0 2 und 

 hochbrechendem Glas sich zeigende Abweichung daher, daß Prismen aus 

 diesen Materialien infolge ihrer schwierigeren Herstellung besonders leicht 

 Spannungen erhalten. 



Für das Prisma 1 bleibt auch ferner noch unerklärt 



1. das Verhalten dieses Prismas nach dem ersten Druckversuch. 



2. Die nahezu — tc betragende Phasendifferenz am Grenzwinkel der 

 Totalreflexion nach den Messungen von Kynast. 



3. Das hohe Ansteigen von [ A | für große Einfallswinkel. 



4. Die auffallend große Änderung von A mit der Wellenlänge (während 

 Pockels gerade bei niedrigem Brechungsquotienten die durch Druck 

 erzeugte Phasendifferenz im durchgehenden Licht ziemlich genau 

 der Wellenlänge proportional fand). 



Bemerkt sei noch, daß in den von Kynast und anderen angestellten 

 Versuchen mit zwei aneinander gepreßten Prismen über das bei der Total- 

 reflexion in das zweite Medium eindringende Licht leicht der Druck im 

 Glas das Resultat beeinflussen kann. 



VI. Der elliptische Halbschattenanalysator nach Zakrzewski. 



§ 12. Theorie. 

 Zakrzewski gibt in seiner Abhandlung 1 ) eine Methode an, durch 

 welche die in der Polarimetrie viel benutzte Einstellung auf Halbschatten 



x ) Zakrzewski, bull, de l'acad. des sciences de Gracovies Nov. 1907. Math, 

 p. 1106. Krakau. 



