94 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



kollimation möglichst senkrecht zum Strahlengang gestellt. Die Messimg 

 von Phasendifferenzen geschieht in folgender Weise: Man bestimmt den 

 Einfallswinkel cp an der reflektierenden Fläche und stellt dann das 

 Beobachtungsfernrokr so, daß das Bild des Collimatorspaltes in die Mitte 

 des Fadenkreuzes fällt 1 ). Entfernt man das Okular-Linsensystem und setzt 

 an die Stelle des Fadenkreuzes einen Okularspalt, so sieht man mittelst 

 des Fernrohrobjektivs als Lupe (eventuell unter Benutzung eines geeigneten 

 Brillenglases) in dem runden Gesichtsfeld scharf die Trennungslinie der 

 Plättchenhälften. Jetzt dreht man den Kompensator so lange, bis das 

 ganze Gesichtsfeld gleichmäßig hell ist (bei dem benutzten Plättchen ver- 

 schwand hierbei im Halbschattenfelde die Trennungslinie nur teilweise); 

 in der Analysatorstellung, welche größte Dunkelheit des Gesichtsfeldes 

 hervorruft, ist diese Halbschatteneinstellung sehr empfindlich, schon eine 

 kleine Verrückung des Kompensators aus der richtigen Lage ruft eine 

 deutliche Helligkeitsverschiedenheit hervor. 



§ 14. Genauigkeit. 

 In dieser Weise wurde eine Reihe von Phasendifferenzmessungen mit 

 der Wellenlänge 54ßi^ au Prisma l\ T o. 4 und 6 in der Umgebung von 

 cp g angestellt. Die erhaltenen Werte sind in den folgenden Tabellen a und b 

 mitgeteilt. 



a) Prisma 4 bei cp g (Blatt 10). 



<p 



s 9 



B i(+") 



B 2 (— « 



B 



m i 



m 2 



M 



390 13'35" 



— 10 56'35" 



71,62 



71,65 



71,637 



0,0088 



0,0088 



0,0029 



400 4<53<< 



— 10 4'17" 



71,67 



71,71 



71,69 



0,0082 



0,0200 



0,0054 



410 3'51" 



— 00 549" 



71,70 



71,88 



71,79 



0,0082 



0,0150 0,0043 



410 17' 0" 



+ 00 7'50" 



72,51 



72,82 



72,67 



0,0141 



0,0082 0,0041 



410 43'13" 



-f 00 34' 3" 



73,30 



73,50 



73,40 



0,0224 



0,0133 



0,0065 



290 5,6' 



— 20 21,4' 



300 8,2' 



— 10 18,8' 



300 38,5' 



— 00 48,5' 



310 10,8' 



— 00 16,2' 



310 26,5' 



— 00 0,5' 



310 42,2' 



+ 00 15,2' 



b) Prisma 6 bei cp g (Blatt 10). 



67,94- 



69,44 



69,78 



70,042 



71,292 



72,38 



71,36 



69,65 



71,155 



70,24 



71,45 



70,62 



71,735 



70,89 



71,915 



71,553 



72,96 



72,67 



0,012 



0,150 



0,058 



0,089 



0,037 



0,040 



0,022 



0,043 



0,015 



0,039 



0,033 



0,023 



1 



0,0380 



0,0265 



0,016 



0,0122 



0,0103 



0,0103 



Hierin bedeutet: 



1) cp den Einfallswinkel. 2) 09 den Winkel cp — <pg. 3) B x das aus 

 4 Kompensatorablesungen bei positivem Einfallsazimut (-j- a) gewonnene 



!) So beseitigt man die von Zehnder störend empfundene Schwierigkeit 

 genauer Einfallswinkelmessung. Zehnder, Ann. d. Phys. (4) 26, 1908 p. 995. 



