IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



99 



Die Quarzplatte erhöht also die Genauigkeit in normalen Fällen auf etwa 

 das Doppelte. Sie ist nicht anwendbar bei Totalreflexion in gepreßtem 

 Glas und allen Spannungen zeigenden Medien, auch Unebenheiten einer 

 Fläche setzen die Genauigkeit bei der gewöhnlichen Reflexion herab. Am 

 meisten zeigt sich der Vorteil der Methode bei Messungen von A in der 

 Nähe des Polarisationswinkels. 



Nach Abschluß dieser Versuche erschien eine Arbeit von Zehnder 1 ). 

 Der Verfasser teilt darin Messungen von Phasendifferenzen mit, die er 

 mit Hilfe seines Halbschattenanalysators (Nikol und Rauchglasplatte 

 nebeneinander) angestellt hat. So weit es sich nach seinen Angaben 

 beurteilen läßt, hat er A etwa ebenso genau bestimmen können, wie bei 

 den in diesem Abschnitt mitgeteilten Messungen nach dem Verfahren von 

 Zakrzewski. 



"VII. Das Lummersche Halbschattenprinzip. 



§ 15. Lummer 2 ) hat folgende Anordnung für ein Halbschatten-Polarimeter 

 angegeben: Man versilbert die Hypotenusen-Fläche eines spannungsfreien 

 rechtwinkligen Glasprismas und nimmt einen Teil des Silberbelages wieder 

 fort. Dabei hat man dafür zu sorgen, daß die beiderlei Felder (das „Glas- 

 feld'' und das ,, Silberfeld") mit scharfen Rändern aneinander stoßen und eine 

 zur brechenden Prismenkante senkrechte Richtung haben. Dieses Prisma 

 setzt man auf den Spektrometertisch und orientiert es so, daß die durch 

 einen Polarisator gegangenen Kollimatorstrahlen durch die eine Katheten- 

 fläche eintreten, am Glasfeld der Hypotenusenfläche gerade eben total 

 reflektiert werden und durch die andere Kathete das Prisma verlassen 3 ). 

 Das Licht gelangt dann in das Beobachtungsfernrohr, welches anstatt 

 des Fadenkreuzes einen Okularspalt mit einer nach vier Seiten variablen 

 rechteckigen Öffnung besitzt. Dieselbe muß bei richtiger Anordnung voll- 

 kommen von dem Bilde des Kollimatorspaltes ausgefüllt werden. 



Nach Fortnahm e des Okulars sieht das durch den Spalt blickende 

 Auge die ganze Prismenfläche leuchtend und kann mittelst des Fernrohr 

 Objektivs als Lupe wiederum eventuell unter Benutzung eines geeigneten 

 Brillenglases scharf auf die Trennungslinie zwischen dem Glas- und Silber- 

 feld der Hypotenusenfläche akkommodieren. 



i) Zehnder, Ann. d. Phys. (4) 26, 1908 p. 990. 



2 ) O. Lummer, Verh. d. Ges. deutsch. Naturf. u. 

 Arzte, Wien 1894 II, 1 p. 79. Zts. f. Instrkd. 15, 1895, 

 p. 293. 



3 ) Vgl. die Skizze der Prismen- Grundfläche (Basis) 

 in §4 und nebenstehende Ansicht der Hypotenuse. 



ß!as- 

 Feld 



