100 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Bringt man jetzt vor dem Okjektiv einen Analysator in den Strahlen- 

 gang, so ist das Halbschattenprinzip verwirklicht. Die von beiden Feldern 

 reflektierten Strahlen sind nämlich annähernd linear polarisiert, haben aber 

 (außer wenn das Polarisatorazimut cc gleich 0° oder 90° ist) ein ver- 

 schiedenes Polarisationsazimut. Die relative Helligkeit der Gesichtsfeld- 

 hälften ändert sich also beim Drehen des Analysators. Es gibt nur 

 zwei um 90° verschiedene Lagen desselben, bei denen „Halbschatten' 4 

 eintritt, d. h. beide Felder gleich hell erscheinen. Das Entstehen 

 des Halbschattens läßt sich leicht aus den Polarisationsverhältnissen bei 

 der Reflexion am „Glasfeld" und am „Silberfeld" übersehen. Für das 

 von mir benutzte Prisma Xo. 4 gibt Blatt 11 die Werte von A an. Es 

 stellt dort die ausgezogene Kurve die Reflexion von Glas zu Luft und die 



gestrichelte die von Glas gegen Silber dar. Man sieht, daß die Phasen- 

 differenz am Grenzwinkel cp g der totalen Reflexion für das Glasfeld — tc 



und für das Silberfeld etwa -j- — beträgt. Das Reflexionsazimut y v ist beim 



Glasfeld gleich — a und beim Silberfeld nahezu gleich -\- a, wenn -}- a 

 das Einfallsazimut bedeutet. Da aber, wie in § 6 erörtert, der Wert 

 — rc für A nur einem Vorzeichenwechsel von x entspricht, so wird das Glas- 

 feld (A = — 71, X = — y.) unter dem gleichen Azimut -j- cc linear pola- 



