II. Abteilung, Naturwissenschaftliche Sektion. 105 



erklärt werden. Die erwähnte Formel scheint also für jeden Brechungs- 

 quotienten bei spannungsfreien Medien die Messungen richtig darzustellen. 



2. Durch eingehende Genauigkeitsmessungen wurde festgestellt, daß 

 der „elliptische Halbschatten -Analysator' nach Zakrzeisrski eine etwa 

 doppelt so genaue Einstellung des Kompensators ermöglicht, wie die 

 Auslöschungs-Methode mittelst des einfachen Analysators. 



3. Für das von Lummer angegebene Halbschattenprinzip wurden 

 theoretisch und experimentell die günstigsten Anordnungsbedingungen fest- 

 gestellt. Zahlreiche Bestimmungen der Nullpunktsgenauigkeit ergaben, daß 

 der relativ kleinste mittlere Fehler von 9" bei etwa 1° Halbschatten 

 durch Reflexion kurz vor dem Grenzwinkel der Totalreflexion zu 

 erzielen ist. 



Das Dififerentialtensisneter mit DifFerenzmanometer. 



Von 

 H. W. Fischer. 



Wer sich längere Zeit mit Kolloiden beschäftigt hat, wird stets be- 

 dauert haben, daß ihm keine Methode zur Verfügung stand, die das 

 Molekulargewicht bei verschiedenen Temperaturen zu bestimmen erlaubte. 

 So ist die Größe eines Kolloidpartikelchens in Abhängigkeit von der 

 Temperatur unbekannt, und man kann nicht entscheiden, ob zum Beispiel 

 die Gelbildung von einer Vergrößerung des Molekulargewichtes begleitet 

 wird. Besonders für mich versprachen Untersuchungen dieser Art interessant 

 zu werden, wegen der Studien, die ich über den Myricylalkohol seit 

 einiger Zeit anstelle. 



Zur Bestimmung des Molekulargewichtes — oder richtiger aus- 

 gedrückt — der Anzahl der in einem bestimmten Volumen vorhandenen 

 Moleküle des gelösten Stoffes kann man bekanntlich alle direkten oder 

 indirekten Messungen des osmotischen Druckes verwenden, also zunächst 

 den osmotischen Druck direkt bestimmen. Die genaue direkte Bestimmung 

 des osmotischen Druckes ist vielleicht die schwierigste experimentelle 

 Aufgabe der physikalischen Chemie und erst neuerdings von Morse und 

 Fräser (Anm. Chem. Journ. 37. 324. 425) befriedigend gelöst worden, aber 

 auch nur für ziemlich niedrige Temperaturen. Ihre Anwendung auf 

 Kolloide stößt auf das theoretische Bedenken, daß die Substanz der semi- 

 permeabelen Wand sehr wohl das Kolloid in beträchtlichem Maßstabe 

 aufnehmen (adsorbieren) kann, wie Bechhold (Z. phys. Chem. 60. (257). 

 64. 328) bei seinen schönen Filtrationsversuchen gezeigt hat. 



So bleiben denn nur die indirekten Methoden übrig. Direkte 

 Messungen des Dampfdruckes von Lösungen sind von Tammann 

 (Mein, de l'Acad. Petersbourg 35. 4. 1887 e. 1. c.) iu großer Zahl 

 ausgeführt worden, doch kann die Bestimmung der Dampfdruckerniedrigung 



