106 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



auf diesem Wege nicht sehr genau sein, weil die Erniedrigung nur klein 

 gegen den Dampfdruck selber ist — sie beträgt für eine normale — 

 d. h. immerhin ziemlich konzentrierte wässrige Lösung bei 100 ° C nur 

 etwa 12 mm Hg,, während der Dampfdruck des reinen Wassers 760 be- 

 trägt. 



So verwendet man denn in der Regel Methoden, die die Dampf- 

 druckerniedrigung indirekt zu finden gestatten, und zwar haben sich 

 nur die von Beckmann (Z. phys. Chem. 2. 538. 715) so sorgfältig 

 ausgearbeiteten (Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung) allgemein 

 einführen können. Aber auch diese sind ihrem ganzen Wesen nach nur 

 auf zwei Temperaturen, und 100 Grad, beschränkt, was für viele Zwecke 

 ein erheblicher Mangel ist. 



So blieb denn mir nur übrig, die Methode der direkten Dampfdruck- 

 erniedrigung weiter auszubauen. Ein dazu geeigneter Apparat ist in 

 Gestalt des Bremer-Fro weinschen Differentialtensmieters (Z. phys. 

 Chem. 1. 10) schon seit langer Zeit vorhanden und von Van't Hoff und seinen 

 Schülern vielfach zu Messungen verwandt worden. Zu Molekulargewichts- 

 bestimmungen ist es aber, so weit wie mir bekannt, nur äußerst selten 

 verwandt worden. 



Das könnte einen auf den ersten Blick fast verwundern. Der Apparat 

 ist ja höchst einfach; man füllt in ein Gefäß die Lösung, in das andere 

 das Lösungsmittel und verbindet beide mit einem Manometer. 



Rein theoretisch müßte sie sogar der Siedepunkts- oder Gefrier- 

 punktsmethode überlegen sein, denn der Dampfdruck muß sich bei einer 

 Flüssigkeit, deren Temperatur stationär geworden ist, sofort einstellen — 

 man könnten ämlich sonst ein Perpetuum mobile zweiter Art konstruieren — 

 während das Sieden, resp. Gefrieren an das Vorhandensein von Dampf- 

 oder Eiskeimen innei-halb der Lösung geknüpft ist. Und das gibt häufig 

 zu Verzögerungserscheinungen Anlaß. Dazu kommt auch noch der große 

 Vorteil, daß die ziffernmäßige Genauigkeit, mit der eine Länge — d. h. 

 in diesem Falle die Differenz der Manometerkuppen abgelesen werden 

 kann, beinahe unbegrenzt ist, während man andererseits die zu messende 

 Länge durch geschickte Auswahl der Manometerflüssigkeit — auf einem 

 Wege, den wir später kennen leimen werden — fast beliebig vergrößern 

 kann, z. B. ist schon ein mit Wasser gefülltes Manometer fast 14 mal 

 empfindlicher, wie ein mit Hg gefülltes. 



Die Methode ist aber nur scheinbar so einfach: Die Formel, die 

 die Dampfdruckerniedrigung angibt, lautet für eine verdünnte Lösung 

 bekanntlich: 



£ = e • C 



wo £ die Dampfdruckerniedrigung, e der bei der Temperatur $ herrschende 

 Dampfdruck und C ein Maß der Konzentration ist. Da ich also £ beliebig 

 genau messen kann und mir zur Ermittelung von C alle Hülfsmittel der 



