108 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



kann, muß das Thermostatengefäß aus Glas sein und so groß, daß das 

 ganze Differentialtensimeter hinein gesenkt werden kann. Solche große 

 Glasgefäße würden aber bei der gewöhnlichen Heizung durch eine unter 

 den Boden gestellte Flamme sofort springen, so daß ich zunächst eine 

 neue Heizungsart für solche Glasthermostaten ersinnen mußte. Ich habe 

 zwei Arten von Thermostaten konstruiert: 1. mit Paraffinöl gefüllte, 

 elektrisch geheizte, die sich aber nicht bewährten und 2. einen Typ, bei 

 dem die Heizung durch Einführung warmen Wassers geschieht. 



Das Prinzip der Heizung zeigt die Figur I. Das Wasser fließt durch 

 ein spiralförmig aufgewundenes Rohr S aus Kupfer und wird dabei durch 



den Auerbrenner A geheizt, dessen rettigförmige Flamme durch den 

 Konus K so verbreitert wird, daß sie sowohl die Außen- wie die Innen- 

 wand des Rohres umspült. Sie wird in der üblichen Weise durch einen 

 mit Quecksilber gefüllten Regulator eingestellt. 



Der Wasserstrom, der durch die Spirale fließt, muß natürlich von 

 konstanter Stärke sein, d. h. man muß sich von dem in den Leitungen 

 eines Institutes stark schwankenden Wasserdrucke unabhängig machen. Das 

 besorgt ein nach dem Muster der Niveauregulatoren für Wasserbäder 

 gebauter Druckregulator, der sich etwa 1 m oberhalb S befindet. Ein 

 kleinerer, ähnlicher Apparat, der durch einen Heber mit dem Thermostaten 



