II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 109 



verbunden ist, führt das überschüssige Wasser wieder weg. Dieser Heber 

 muß an seinem höchsten Punkte ein Reservoir haben (Fig. II) in dem sich 

 die aus dem erwärmten Wasser abscheidende Luft ansammeln kann. 

 Man kann durch geschickte Regulierung mit diesem Thermostaten die 

 vorzügliche Konstanz von 1 oder 2 Hunderstel Grad erzielen. 



Der Thermostat muß wegen der Gefahr der Temperaturungleichheit 

 streng symetrisch gebaut sein und vorzüglich gerührt werden. Ich benutze 

 Rohrrührer, die durch einen großen Heißluftmotor angetrieben werden, 

 weil sie mir die beste Gewähr für eine gründliche Durchmischung des 

 Wassers zu geben scheinen. Sie saugen das Wasser oben im Thermostaten 

 ein und pressen es am Boden wieder heraus, so daß sich keine ruhende 

 Schicht ausbilden kann. 



So fand der erste Teil der Aufgabe eine befriedigende Lösung. 



Für die Konstruktion des Tensimeters ergaben sich folgende leitende 

 Gesichtspunkte: Zunächst darf keinTeil des Tensimeters, der mit den Flüssig- 

 keiten, deren Dampfdruck zu messen ist, in offener Verbindung steht, über die 

 Oberfläche des Thermostaten herausragen. Es würde sich sonst an dieser 

 kühleren Stelle Flüssigkeit kondensieren. 2. Ist es auch nicht ratsam, 

 irgend welche Hähne oder Schliffe unterhalb des Wasserspiegels an- 

 zuordnen, weil man die Hähne nicht bedienen und keine Quecksilber- 

 dichtnngen verwenden kann. 3. Muß die Gesamtanzahl der Hähne und 

 Schliffe überhaupt möglichst klein sein. 



In der Form, wie Van't Hoff und seine Schüler das Differential- 

 tensimeter verwenden, braucht man 5 verschließbare Öffnungen; 2 zum 

 Einfüllen der zu vergleichenden Versuchssubstanzen, 1 für die Manometer- 

 flüssigkeit, 1 Hahn, der die Verbindung mit der Luftpumpe und 1, der 

 die Verbindung der Flüssigkeitsgefäße unter einander ermöglicht. Van't Hoff 

 verschließt diese Offnungen durch Zuschmelzen, dadurch kann man aber 

 nur eine Bestimmung mit dem Tensimeter durchführen. 



Die Smits'sche Konstruktion (Z. pbys. Chem. 34. 385) wird durch 

 Verwendung von sehr geistreich erfundenen, aber barometerlangen Queck- 

 silberverschlüssen an der Stelle von Hähnen etwa 2 m lang und sehr 

 schwierig zu handhaben. 



Mir ist es nun gelungen, die Anzahl der Hähne und Schliffe auf 2 

 herabzusetzen, die in der Oberfläche des Thermostatenwassers liegen. 



Fig. III zeigt die Form, die ich dem Apparat gegeben habe. Er 

 wird folgendermaßen gefüllt: 



Zunächst werden die Stopfen-Hähne H und H * entfernt und das 

 Manometer M durch das Rohr R mittelst eines Trichters mit langem 

 Metallrohre mit der Manometerflüssigkeit gefüllt. (Ein Glasrohr wäre 

 deswegen schlecht, weil es das Tensimeter ritzen und mit der Zeit zum 

 Springen bringen würde.) Den Zweck der Cylinder C werden wir später 

 kennen lernen. Nun wird das Lösungsmittel in die Kugel L 1 gefüllt, 



