IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 111 



R mit auf der Zeichnung weggelassenen Glaskappen verschlossen, H und 

 H 1 eingesetzt und über V und die Rinne A durch G die Verbindung mit 

 einer Wasserstrahlpumpe hergestellt. Hähne, die sich auch ungefettet 

 bei evakuiertem Apparate drehen ließen (für den Fall, daß man mit 

 einem Lösungsmittel, in dem sich Fett löst, zu arbeiten gezwungen ist), 

 waren nur schwer zu erlangen, lassen sich aber durch den bekannten Kunst- 

 griff, daß man zu Küken und Bohrung verschieden harte Glassorten wählt, 

 schließlich herstellen. Eine Wasserstrahlluftpumpe reicht zum Evakuieren 

 aus, da man die Luftreste durch die Dämpfe des erwärmten Lösungs- 

 mittels oder der Manometerflüssigkeit austreiben kann. Q, wird mit Hg 

 gefüllt und nach genügendem Evakuieren H und G verschlossen. Nun wird 

 Lösung in B eingefüllt, diese durch die Wasserstrahlpumpe ausgekocht, 

 G geschlossen und das Rohr über G mit Hg gefüllt. Bei Öffnen von H 

 strömt die Lösung — eventuell durch Erwärmen nach L, und nun ver- 

 schließt man H und nach einiger Zeit H 1 wieder. 



Der ganze Apparat ist nur 50 cm hoch und sehr bequem in der 

 Handhabung. 



Die Manometerflüssigkeit wählt man nach der Größe des zu messen- 

 den Dampfdruckunterschiedes: Für sehr konzentrierte Lösungen und hohe 

 Temperaturen Hg, für kleineres e und Wasser als Lösungsmittel Anilin 

 oder Toluidin, für noch kleinere Drucke verwendet man M in Verbindung 

 mit C als Differenzmanometer. 



Das Differenzmanometer beruht auf einem Gedanken, der, wie 

 es scheint, von Kretz (Jamin. Cours. d. Phys. 4. 215) angegeben und 

 von Smits (Z. phys. Chem. 34. 386) sorgfältig entwickelt worden ist. 

 Bekanntlich ist ein Manometer um so empfindlicher, je geringer das Gewicht 

 der Manometerflüssigkeit ist, doch dürfte es schwerlich bei gewöhnlicher 

 Temperatur haltbare Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewichte von 

 unter 0,7 geben. Hier setzt das Differenzmanometer ein: Es wird nur 

 die Differenz der spezifischen Gewichte zweier Flüssigkeiten gehoben. 



In zwei unendlich weiten Reservoiren befindet sich die leichtere 

 Flüssigkeit und erfüllt auch noch das Manometerrohr in dessen oberer 

 Hälfte, in der unteren Hälfte befindet sich die schwerere Flüssigkeit. 

 In Folge eines geringen Druckes, der auf die eine Seite ausgeübt wird, 

 wird sich die Flüssigkeit in dem uneudlich weiten Reservoire nur ver- 

 schwindend wenig senken, dagegen die Flüssigkeit in der Röhre um einen 

 großen Betrag verschoben werden, und zwar wird dabei, wie leicht 

 ersichtlich, nur die Differenz der spezifischen Gewichte der beiden 

 Flüssigkeiten gehoben. Smits verwandte als Paar Wasser und Anilin mit 

 einer spezifischen Gewichtsdifferenz von ca 0,03. Ein solches Manometer 

 ist also rund 30 Mal empfindlicher, wie ein mit Wasser gefülltes, und 

 rund 450 Mal, wie ein mit Hg gefülltes. Das unendlich weite Reservoir 

 sind die Zylinder C meines Tensimeters, die Korrektion dafür, daß sie 



