II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 115 



Zahl von Versuchen ausgeführt und habe dabei jene oben erwähnte Ab- 

 weichung vom Lambertschen Gesetz wieder erhalten. Ich habe diese Ver- 

 suche über die Abhängigkeit der Absorption von der Schicht- 

 dicke aber dann abgebrochen — und deshalb sehe ich auch hier von 

 einer expliciten Wiedergabe der Versuchsresultate ab — , da ich mich im 

 Laufe der Untersuchung überzeugte, daß auf diese Weise eine exakte 

 Prüfung des Lambertschen Gesetzes gar nicht möglich ist. Der Abs. koeff. 

 «ines leuchtenden Gases nämlich ändert sich im Bereich der endlich aus- 

 gedehnten Spektrallinie merklich mit der Wellenlänge (vgl. die Berech- 

 nungen p. 11 ff.); also kann der auf die beschriebene Weise durch 

 Integration über die ganze Breite der Spektrallinie gewonnene Wert von k 

 nur einen Mittelwert darstellen, der deshalb von der Breite der Linie ab- 

 hängen muß, — und diese Breite der Linie selbst fand ich nun 

 abhängig von der Länge der leuchtenden Schicht. Man kann 

 diese wenig bekannte Tatsache bereits aus einem Versuch von H. Wanner 1 ) 

 {Notiz über die Verbreiterung der D-Linien) erschließen*, wie nämlich 

 Wanner findet, verbreitern sich die scharfen D-Linien einer durch eine 

 Kochsalzperle gefärbten Bunsenflamfhe sehr stark, wenn man sie in den 

 Mittelpunkt einer spiegelnden Hohlkugel setzt und durch eine Öffnung die 

 Flamme mit ihren vielen Spiegelbildern in einem Gitterspektroskop be- 

 trachtet. Offenbar wirken die Spiegelbilder hier ebenso wie eine Ver- 

 mehrung der leuchtenden Schichtdicke. Aber daß und in welchem Grade 

 tatsächlich Emissionslinien sich mit Zunahme der Schichtdicke verbreitern, 

 ist, wie mir scheint, bisher noch nicht untersucht worden. Ich habe des- 

 halb die folgenden Versuche ausgeführt: 



Vor den Spalt eines Spektrometers, auf das ein großes Rowlandsches 

 Plangitter montiert war, brachte ich eine lange, 6 mm weite Glasröhre in 

 Längsdurchsicht. Sie war an den Enden mit planen Gläsern verschlossen und 

 mit verschiedenen seitlich angeschmolzenen Elektroden versehen; ferner mit 

 einer Quecksilberluftpumpe, Manometer und einem AVasserstoffentwick- 

 lungsapparat Verblasen und konnte in den Sekundärkreis eines großen 

 Inductors mit paralleler Leydner Flasche geschaltet werden. Wie üblich 

 befand sich in Serie mit dem Rohr ein mit Wasserstoff höheren Drucks 

 gefülltes Kapillarrohr und ein mit einem langen Rohr identisches und mit 

 ihm verblasenes Rohr als ,, Ersatzrohr". Es wurde nun die Breite der 

 von dem Rohr in Längsdurchsicht ausgesandten Wasserstofflinien an dem 

 auf Sekunden ablesbaren Teilkreis des Spektrometers gemessen, und zwar 

 wurden verschieden lange Schichten des Rohres untersucht, indem ein 

 dem jedesmal nichtleuchtenden Teil gleicher Teil des Ersatzrohres mit- 

 erregt wurde: so waren die elektrischen Bedingungen zweifellos in den 

 verschiedenen Fällen identisch. 



i) H. Wanner, Wied. Ann. 68, 143, 1899 

 W. Voigt, Wied. Ann. 68, 604, 1899. 



8* 



