1 34 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



storbenen Herrn Dr. Hauswaldt, der mir beide Apparate zur Verfügung 

 stellte, als ich auf Eat und mit gütiger Empfehlung von Herrn Professor 

 0. Lummer darum bat. Für die Überlassung des Gitters bin ich außerdem 

 Herrn Geh. Rat Voigt zu größtem Danke verpflichtet, der mir das Gitter, 

 das er grade in Gebrauch hatte, in liebenswürdigem Entgegenkommen für 

 viele Monate zur Benutzung gelassen hat. 



Die Kapillare K sowohl wie das Absorptionsrohr A sind mit Hähnen 

 versehen, mit Trockengefäßen (nach Art von G Figur II) und unterein- 

 ander verblasen, sowie mit dem Wasserstoffentwicklungsapparat, mit einer 

 Quecksilberluftpumpe und verschiedenen Quecksilbermanometern. Glas- 

 hähne erlauben die Teile nach Wunsch gegeneinander abzuschließen bezw. 

 miteinander in Verbindung zu setzen. Den Wasserstoff stellte ich 

 elektrolytisch aus 18 prozentiger Phosphorsäure her mit Benutzung eines 

 schwachen Stromes von 3 — 4 Akkumulatoren. Der entwickelte Wasser- 

 stoff wurde vor seiner Verwendung meist tagelang über Phosphorpentoxyd 

 getrocknet und zeigte, spektroskopisch untersucht, nur sehr geringe Ver- 

 unreinigungen von Quecksilber- und Kohlenoxyddämpfen (wohl vom Fett 

 der Hähne herrührend); übrigens habe ich niemals irgend einen störenden 

 Einfluß von Verunreinigungen des Wasserstoffs konstatieren können. Als 

 Pumpe benutzte ich eine Toeplerhandpumpe, zur Druckmessung bediente 

 ich mich dreier verschiedener Manometer: eines Quecksilbersteigrohrs 

 für Drucke zwischen Atmosphärendruck und 5 — 10 cm, eines U-förmig 

 gebogenen, einseitig verschlossenen und mit Quecksilber gefüllten Rohres 

 für Drucke zwischen 10 cm und 1 mm und eines Mc-Leod-Manometers, 

 das sowohl Drucke zwischen 3 und 0,1 mm als zwischen 0,2 uud 

 0,0001 mm zu messen erlaubte. Sämtliche Glasteile waren miteinander 

 verblasen, und so konnten die verschiedenen Teile sowohl einzeln als zu- 

 sammen auf 0,0001 mm ausgepumpt und mit Wasserstoff beliebigen Drucks 

 gefüllt werden. 



Als Stromquelle diente ein großes Original-Ruhmkorff-Induktorium, 

 das mit 110 Volt Primärspannung betrieben und mit 8—15 Ampere bis 

 25 cm Funkenlänge gab; die Unterbrechungen besorgte ein Boasscher 

 Quecksilberstrahl-Turbinenunterbrecher, dessen konstantes Arbeiten durch 

 Regulieren der Tourenzahl und Einstellen der Länge des Quecksilber- 

 strahles garantiert war. Was aber die Stromverhältnisse in der Kapillare 

 und dem Absorptionsrohr wesentlich bedingt, ist die Zahl und Größe der 

 Leydner Flaschen, die dem Sekundärkreis des Induktors parallel ge- 

 schaltet sind. Ich habe zu den Versuchen verschiedene Leydner Flaschen 

 benutzt, deren Kapazität ich durch Aufladung auf 110 Volt und Ent- 

 ladung durch ein ballistisches Galvanometer gemessen habe; als Vergleich 

 diente eine variable Normalkapazität von 0,1 — 0,001 Mikrofarad. Die so 

 gemessenen Kapazitäten der benutzten Flaschen waren 



