65 



Naturwissenschaftliche Sektion. 



Temperaturmessungen in stehenden Schallwellen. 



Von J. Friese und E. Waetzmann. 



§ 1. Fragestellung. Wir möchten Ihnen über eine Arbeit berichten, 

 die das Ziel hat, schnelle Temperaturschwankungen kleiner Amplitude mit 

 dem Widerstandsthermometer (W. Th.) zu messen, und speziell die Intensität 

 stehender Schallwellen hoher Frequenz durch die Messung ihrer maximalen 

 Temperaturamplitude (T. A.) zu bestimmen. 



Bevor der Versuch gemacht wurde, die Absolutwerte der T. A. fest- 

 zustellen, wurden relative Messungen längs einer stehenden Schallwelle 

 ausgeführt. (§ 2). 



Infolge seiner Trägheit nimmt das W. Th. bei schnellen Schwingungen 

 nur einen Teil der T. A. der umgebenden Luft an. Das Verhältnis der T. A. 

 des W. Th. zur T. A. der Luft läßt sich aber unter gewissen vereinfachenden 

 Annahmen berechnen. (§ 3). Wird also die T. A. des W. Th. gemessen, 

 so ist damit auch die T. A. der Luft bestimmt. (§ 5). Als W. Th. wurden 

 Pt-Wollastondrähte benutzt. Zur Kontrolle wurde gleichzeitig mit dem 

 Wienschen Membranmamometer die Druckamplitude der Luft gemessen, 

 womit auch ihre T. A. gegeben ist. (§ 5). 



Um das W. Th. möglichst wenig belasten zu müssen und trotzdem 

 hohe Empfindlichkeit zu erreichen, wurde mit Röhrenverstärkern gearbeitet, 

 obwohl bekannt ist, daß die Verwendung von Verstärkern zu wirklichen 

 Meßzwecken große Schwierigkeiten bietet. Es sollte also gleichzeitig unter- 

 sucht werden, auf welche Weise und inwieweit sich die — namentlich 

 kapazitiven — Störungen beseitigen lassen, die bei der Messung kleiner 

 Wechselspannungen mit Röhrenverstärkern auftreten. (§ 4). 



§ 2. Relative Messungen. Die stehenden Luftwellen wurden in 

 einem beiderseits offenen, abstimmbaren Glasrohr RR' (Fig. 1) von etwa 

 1 m Länge erzeugt. Als Tonquelle diente ein mit einem Röhrengenerator 

 betriebenes Telephon T. Das W. Th. D von etwa 4jjl Dicke und 18 mm 

 Länge war an dem einen Ende eines dünnen Glasrohres befestigt, durch welches 

 die Zuleitungsdrähte geführt waren. Das andere Ende des Glasrohres 

 war an einem auf einer Leitschiene AB leicht verschiebbaren Schlitten C 

 befestigt. Das W. Th. liegt in dem einen Zweige einer Wheats tone sehen 

 Brücke, deren Galvanometer durch die Primärwicklung des Anfangsüber- 

 tragers eines Vierröhrenverstärkers älterer Konstruktion ersetzt ist. Die an 



5 



