70 



Widerstände Z arbeitet auf die Primärwicklung des Eingangsübertragers 



(E. Tr. in Fig. 4) des Verstärkers. Zur Messung von E wird E mittels 



der Wippe W (Fig. 4) durch eine Wechselspannung E' von der gleichen 



Frequenz und von bekannter Amplitude ersetzt, die so lange geändert wird, 



bis das am Ausgangsübertrager liegende Spiegelelektrodynamometer den 



{ . 



SH 



\5 



_y 



VVW^ 



nAAMAA/V^ 



gleichen Ausschlag zeigt wie vorher. Die Meßanordnung, die im Anschluß 

 an Vorschläge von Möller und Schrader 1 ) getroffen wurde, ist in Fig. 4 

 skizziert. Um die Eichung des „Zweispulenappavates" zu vermeiden, 

 wurde ein Transformator Tr. mit ziemlich fester Koppelung benutzt, so daß 



x ) H. G. Möller und E. Schrader, Jahrb. f. drahtl. Telegr. 22, 56, 1922. 



