71 



die Ströme auf der Sekundärseite mit einem Hitzdrahtmilliamperemeter H 

 gemessen werden konnten. Ist i die Stromstärke, so ist die Amplitude 



von E', das an r % abgenommen wird, = — ~—^, wenn r t und r 2 )>)> R 



R 



sind. Eine geringe Verbesserung haben wir bei einigen Messungen dadurch 

 erzielt, daß gemäß dem Möller-Schraderschen Vorschlage Tr. durch einen 

 Übertrager mit loser Koppelung, also geringer gegenseitiger Kapazität der 

 Primär- und Sekundärseite ersetzt wurde. Die Primärspule hatte einen 

 Durchmesser von 20 cm und eine Länge von 7 cm, die Sekundärspule 

 von 10 bezw. 2,5 cm. Der Abstand der Mittelpunkte beider Spulen betrug 

 etwa 13 cm. Zur Messung von * diente jetzt ein Vakuumthermoelement 

 mit einem empfindlichen Gleichstromzeigergalvanometer, nachdem die Se- 

 kundärseite mittels eines zugeschalteten variablen Kondensators auf Resonanz 

 abgestimmt war. 



Zum Schutze gegen induktive Störungen waren der Generator und die 

 Verstärkereinrichtung in getrennte Eisenkästen (in der Fig. 4 durch gestrichelte 

 Linien angedeutet) eingeschlossen, die in einem gegenseitigen Abstände von 

 etwa 8 m aufgestellt waren. Die kapazitiven Störströme konnten durch 

 eine Erdung an r 2 praktisch beseitigt werden, während eine Erdung (nach 

 Möller und Schrader) auf der Primärseite von Tr. nicht zu dem erwünschten 

 Erfolge führte. 



Zur Prüfung auf Störungsfreiheit haben wir zunächst, gemäß dem 

 Vorschlage von Pirani 1 ) folgende Kriterien angewendet: r t wird kurz ge- 

 schlossen, die Verbindungen zwischen r x und r 2 werden einzeln gelöst, 

 r 2 wird kurz geschlossen, der Verstärker wird einpolig an r 2 angelegt. In 

 allen Fällen war am Elektrodynamometer ein Ausschlag nicht mehr mit 

 Sicherheit festzustellen ; ein Telephon als Endapparat gab noch ganz schwache 

 Töne. Ferner haben wir folgendes neue Kriterium angewendet: Die Phase 

 der Vergleichsspannung wird geändert, wenn die Verbindungen zwischen r x 

 und r 2 umgepolt werden, während die Phase der Störspannungen dabei 

 ungeändert bleibt. Also muß sich beim Vorhandensein von Störströmen 

 der Ausschlag des Elektrodynamometers bei der genannten Umpolung 

 ändern. Dieses Prüfmittel scheint uns von besonderer Wichtigkeit zu sein, 

 zumal es gleichzeitig ein Maß für die Größe der Störspannungen bietet. 



Wir glauben, daß die Fehler bei unseren Messungen (Wechselspan- 

 nungen von etwa 5 • 10 -5 Volt Amplitude) unterhalb von 1 °/ geblieben 

 sind. 



§5. Absolute Messungen. A.Gang der Messung. Zur Messung 

 der Absolutwerte der maximalen T. A. in einer stehenden. Schallwelle wurde 

 das W. Th. an das geschlossene Ende R des Schallrohres R R' (Fig. 1) 

 gebracht. Unmittelbar neben dem W. Th. war in der abschließenden Wand 



*) M. Pirani, Jahrb. I drahtl. Telegr. 16, 2, 1920. 



