72 



das Wiensche Membranmanometer montiert, mit dem die Kontrollmessungen 

 ausgeführt wurden. Die Membran (aus Glas bestehend) hatte eine Eigen- 

 schwingungszahl von etwa 2000 Hertz. Die Druckeichung des Manometers 

 wurde vor und nach jeder Meßreihe, zuweilen auch noch zwischendurch 

 ausgeführt. Das Telephon T (Fig. 1) wurde durch den innerhalb eines 

 Bereiches von 300 — 1000 Hertz bequem abstimmbaren Generator B. G. 

 (Fig. 4) betrieben. Das Schallrohr wurde jedesmal auf Resonanz abgestimmt, 

 um die in der Telephonschwingung enthaltenen Obertöne möglichst un- 

 schädlich zu machen. Als Kriterium diente das Aussehen des von dem 

 Spiegel der Manometermembran herrührenden Lichtbandes. 



Nachdem die Frequenz des Telephons bestimmt, das Schallrohr auf 

 Resonanz abgestimmt und die Brücke auf Stromlosigkeit im Brückenzweig 

 abgeglichen war, wurde der Ausschlag des Elektrodynamometers abgelesen» 

 wenn das W. Th. am Verstärker lag. Sodann wurde durch Umlegen der 

 Wippe W (Fig. 4) die Vergleichsspannung an den Verstärker gelegt und der 

 Widerstand R so lange geändert, bis der Ausschlag der gleiche war wie 

 vorher. Möglichst gleichzeitig, um von etwaigen Intensitätsschwankungen 

 des Telephons unabhängig zu sein, wurde von einem zweiten Beobachter 

 der Ausschlag des Membranmanometers und ferner am Amperemeter H die 

 Stromstärke i abgelesen. 



Aus f, H, r t und r 2 berechnet sich (§ 4) E Q und damit (Gleichung 7) 

 die T. A. A des W. Th., wenn vorher noch sein Widerstand bei 0° C und 

 sein Temperaturkoeffizient bestimmt sind. Mit Hilfe von Gleichung (6) 

 berechnet sich dann aus A die T. A. U der Luft, wenn noch der Radius 

 des W. Th. bekannt ist. Ferner werden die Ausschläge des Membran- 

 manometers mit Hilfe der Druckeichungen auf Druckamplituden und diese 

 auf T. A. umgerechnet, so daß damit die T. A. der Luft noch auf eine 

 zweite Methode bestimmt ist. 



B. Das W. Th. Es wurden Wollastondrähte mit Pt-Seele von A/u, 

 Durchmesser benutzt. Der abgeätzte Draht wurde nach mehrmaligem 

 Waschen in destilliertem Wasser und Alkohol an zwei zur Strom- 

 zuführung dienende Metall zylinder von 2 mm Durchmesser und 5 mm 

 Länge angelötet, die im gegenseitigen Abstände von etwa 2 cm auf einem 

 Träger aus Fiber befestigt waren. Die Drähte wurden teilweise vor dem 

 Abätzen angelassen und nach dem Abätzen schwach geglüht, teilweise nur 

 nach dem Abätzen geglüht und teilweise weder angelassen noch geglüht. 

 Wir fanden dann beispielsweise Temperaturkoeffizienten von 0,0024 bezw. 

 0,0034 bezw. 0,0038. Bei Drahtmaterial einer anderen Lieferung erhielten 

 wir teilweise ziemlich stark hiervon abweichende Werte. Der Sinn der 

 Änderung des Temperaturkoeffizienten mit der Art der Vorbehandlung der 

 Drähte war aber in den bisher untersuchten Fällen stets der gleiche wie 

 in den obigen Zahlen. 



