74 



für 1024 gleich 3,7 • 10 -5 Volt. Die Schallenergie (berechnet aus U m ) 

 ergibt sich für 600 gleich 0,99 Erg. pro cm 3 und für 1024 gleich 

 0,23 Erg. pro cm 8 . 



§ 6. Zusammenfassung. 1. Mit Hilfe von Widerstandsthermo- 

 meter (W. Th.) und Röhrenverstärker werden die Temperaturamplituden 

 (T. A.) längs stehender Schallwellen bis zur Frequenz von 1000 Hertz 

 abgehört. Wird an das Ende der Verstärkeranordnung an Stelle des 

 Telephons ein Elektrodynamometer oder ein Oszillograph geschaltet, so 

 können die relativen T. A. längs der stehenden Welle gemessen und 

 graphisch registriert werden. 



2. Es wird der Quotient V aus T. A. des W. Th. und T. A. der 

 umgebenden Luft berechnet und als Funktion von n R 2 (n Schwingungs- 

 zahl pro sec, R Radius in cm) dargestellt. 



3. Zur Messung von Spannungsschwankungen kleiner Amplitude 

 (etwa 5-10~ 5 Volt) mit Röhrenverstärkern werden eine Meßanordnung und 

 Kriterien zur Prüfung dieser Meßanordnung auf Störungsfreiheit angegeben. 



4. Es wird der Absolutwert der maximalen T. A. in einer stehenden 

 Schallwelle (Frequenzbereich 400 bis 1000 Hertz) durch Messung mit dem 

 W. Th. und Umrechnung nach 2. festgestellt, Gleichzeitig wird die T. A. 

 mit dem Wienschen Membranmanometer bestimmt. Die nach der ersten 

 Methode gefundenen Werte sind durchweg größer (in der angegebenen 

 Meßreihe um etwa 20°/ ) als die nach der zweiten Methode gemessenen. 

 Dieser Unterschied dürfte in erster Linie auf ungenaue Restimmung der 

 wirksamen Dicke des W. Th. zurückzuführen sein. 



Die Messung der T. A. mit dem W. Th. stellt eine Methode zur 

 Messung der Schallenergie dar. 



