Q2 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



nun ohne weiteres aus der Tatsache, daß sein Widerstand 

 außerordentlich gering ist und praktisch gleich Null gesetzt 

 werden kann. 



Dadurch gestaltet sich seine Anwendung recht einfach: 

 der Nebel aus dem Zerstäubungsgefäß wird dem Inhalierenden 

 mittels einer Maske zugeführt, die dem Gesicht luftdicht an- 

 liegt und zwei Rohransätze trägt. Der dichte Abschluß der 

 Maske wird, ähnlich wie bei der Kuhnschen Saugmaske, 

 durch einen aufblasbaren Gummiring erzielt. Der eine Rohr- 

 ansatz führt den frischen Nebel zu, der zweite wird durch einen 

 kurzen weiten Gummischlauch direkt mit dem Elektrofilter 

 verbunden. 



Die Bestimmung der während einer bestimmten Inhala- 

 tionszeit in die Bronchien aufgenommenen Medikamenten- 

 menge geschieht auf chemischem Wege. Will man etwa 

 Chlorcalcium inhalieren lassen, so gibt man zu Beginn des 

 Versuchs eine möglichst konzentrierte CaCl 2 -Lösung von 

 genau festgestelltem Ca- Gehalt in das Verneblergefäß. Nach 

 beendigter Inhalation werden Elektrofilter, Schläuche und 

 Maske sorgfältig mit destilliertem Wasser ausgespült, die 

 Spülwässer mit dem Rest der Lösung im Verneblergefäß 

 vereinigt und wiederum der Gehalt an Calcium bestimmt. 

 Die Differenz beider Werte ergibt die in den Bronchien ver- 

 bliebene Calciummenge. 



Hat man so für eine Versuchsperson festgestellt, wieviel 

 einer Substanz in einer bestimmten Zeit unter bestimmten 

 Bedingungen in die Bronchien gelangt, so läßt sich leicht 

 berechnen, wie lange Zeit inhaliert werden muß, damit eine 

 bestimmte, etwa zu therapeutischen Zwecken verordnete 

 Substanzmenge von den Bronchien aufgenommen wird. 

 Man kann also dann die Dosierung des Medikamentes nach 

 der Zeit vornehmen, wenn nur an den Bedingungen des Ver- 

 suches keine Änderung eintritt. 



Voraussetzung für die Brauchbarkeit des Verfahrens ist 

 allerdings, daß das Elektrofilter i. den Nebel quantitativ 

 abfängt und 2. seine Konstruktion den Bedingungen der 

 chemischen Analyse genügt. Beide Forderungen sind erfüllt 

 worden durch Schaffung eines neuartigen Elektrofilters, 

 das nach Ausweis zahlreicher Versuche die für vorliegende 

 Zwecke in Frage kommenden Nebelmengen zu 100% zurück- 

 zuhalten vermag und sich für chemisch-analytische Zwecke 

 besonders eignet. Die hierzu erforderlichen Arbeiten und 

 Bestimmungen wurden gemeinsam mit Herrn Dr. Fried- 

 länder von unserer Klinik durchgeführt und sollen mit 

 ihren technischen Einzelheiten und zahlenmäßigen Belegen 

 an anderer Stelle ausführlich veröffentlicht werden. 



Der allgemeinen Anwendung der Methode scheint auf den 

 ersten Blick der Strombedarf des Elektrofilters entgegen- 

 zustehen. Unsere ersten Versuche wurden mit Hilfe eines 

 Röntgeninduktoriums älterer Konstruktion angestellt, dessen 



