Notions bE ïechniqtje Mictioscoî'iQUE. 143 



voyage ; il doit à l'écartement de ses branches une grande sta- 

 bilité ; si cependant ses branches sont trop écartées, elles devien- 

 nent gênantes pour le dessin à la chambre claire ; elles ne doi- 

 vent pas dépasser très notablement la projection de la platine 

 sur la table qui supporte le microscope. Il n'est pas nécessaire, 



FiG. '2. — Microscope (modèle n" VII de Stiassnie). 



si on ne veut pas faire de microphotographie avec Une chambre 

 noire horizontale, que la partie supérieure du statif puisse s'in- 

 cliner en tournant autour d'une charnière. 



La platine doit être large, pourvue de deux valets destinés à 

 immobiliser les préparations. 11 est commode qu'elle permette, 

 au moyen de deux vis, de déplacer la préparation dans le champ 

 du microscope ; de préférence, les déplacements se feront dans 

 deux directions perpendiculaires. 



Le tube du microscope sera formé de deux cylindres glissant 

 l'un dans l'autre, ce qui permet d'éloigner ou de rapprocher 

 l'oculaire de l'objectil'. On mesurera le déplacement au moyen 

 d'une division en millimètres dont le cylindre interne sei*a 

 pourvu. Le constructeur indique généralement la " longueur 

 de tube " qu'il vaut mieux réaliser pour l'observation en raison 



