{NOTIONS DE TECHNIQUE MICROSCOPÏQtfÊ. 



m 



les oculaires et les objectifs (1) de ces différentes combinaisons; 

 ces grossissements sont calculés pour une longueur de tube de 

 160 mm. et pour une vue normale. 



Maison NACHET Maison STIASSNIE 



o 



S" 



o 



Oculaires 



^\ ^ 



12 



3 



m 



160 



7 



550 



1100 



1 



800 



1600 



\ 





Oculaires 







\ 



III 



6 



9 





3 



97 



64 



97 



"S 



















^ 



7 



62 1 



3A5 



621 



O 











1 

 Î8 



1728 



960 



1728 



On construit sous le nom d'objectifs apochroniatiques des 

 objectifs plus parfaits que les objectifs ordinaires, dits achro- 

 matiques. Ces derniers, s'ils sont de bonne qualité, suffisent 

 pour le travail courant. C'est spécialement pour les objectifs 

 apochroniatiques que les oculaires dits compensateurs sont 

 construits ; les objectifs apochroniatiques doivent toujours 

 être associés aux oculaires confjîensateurs. La réciproque n'est 

 pas vraie ; on associe avec avantage les oculaires compensa- 

 teurs aux bons objectifs achromatiques à immersion. 



Entretien du microscope. 



Le microscope doit être maintenu dans un état de grande 

 propreté, mis à l'abri de la poussière dans une boîte (2) ou mieux 



(1) Les prix de ces oculaires et objectifs sont les suivants : 



Maison Nachet . Oculaire de Hujgens n° 2 8 _fr. 



— Oculaire compensateur n" 12 30 ïr. 



— Objectif à sec n" 3 20 fr. 



— Objectif il sec n° 7 40 fr. 



— ' Objectif il immersion n-— 15 fr. 



Maison Stiassnie : Oculaire de Iluygens n» III U fr. 



— Ûculaira compensateur n° 6 18 fr. 



— Oculaire compensateur n°9.... 18 fr. 



— Objectif à sec n° 3 22 fr. 



— Objectif à sec n' 7 38 fr. 



- 1 



— Objeclif à immersion n° — 180 fr. 



18 



(2) Une botte de la taille convenable est le plus souvent livrée par les 

 constructeurs de microscopes en même temps que le statit. 10 



